562 



3 Queidr. Linien Kolbeniläche besitzt, eingeschraubt. Bei X ist die 

 Saugröhre im Stiefel befestiget, an welche mittelst einer Holländer- 

 Schraube eine eiserne Flasche, Fig. II, wie ich sie zur Verdichtung 

 der Kohlensäure anwende, befestiget wird. Diese Flasche ist an 

 ihrer gewölbten Seite mit einem Schrauben-Hahne a versehen, und 

 auf der entgegengesetzten Seite ist im Ventil-Gewinde eine Vor- 

 richtung c für ein Manometer d angebracht, um den Druck in der 

 Flasche immer messen zu können. Da aber bei einem gewöhnlichen 

 Manometer, selbst von mehreren Fuss Länge, wenn der Druck 100 

 bis 130 Atmosphären beträgt, die Eintheilungsstriche so nahe zu- 

 sammenfallen, dass man die Anzahl der Atmosphären nicht mehr 

 genau abzulesen vermag, so gab ich demselben folgende Einrichtung. 

 Es wurde eine 2 Schuh lange Thermometer-Höhre in eine stählerne 

 Fassung eingekittet und diese in ein zweites stählernes Stück ge- 

 schraubt, welches mit einem Schrauben-Hahne versehen ist, mitteist 

 welchem die Thermometer -Flöhre abgeschlossen werden kann. 

 Dieses zweite Stuck wird mittelst einer Holländer -Schraube mit 

 dem Stücke c in Verbindung gesetzt, so dass, wenn die Schraube h 

 hineingedreht und dadurch das Ventil in der Flasche aufgedrückt 

 wird, eine Verbindung mit dem Manometer nur dann hergestellt 

 ist, wenn zugleich der Schrauben-Hahn f geöffnet wird. 



Es wurden nun in die Flasche 10 Atmosphären atmosphäri- 

 scher Luft hineingepumpt, und sodann auf oben beschriebene Art 

 die Verbindung der Flasche mit dem Manometer hergestellt, und so 

 dieThermometer-Eöhremit einer Luft gefüllt, deren Dichte 10 At- 

 mosphären entsprach. Nachdem der Schrauben-Hahn f geschlossen 

 and das Manometer von der Flasche abgeschraubt war, wurden in 

 jenen Raum des zweiten stählernen Stückes , welcher von der 

 Holländer-Schraube noch frei blieb, einige Tropfen Quecksilber 

 gegeben, in die Flasche 130 Atmosphären gepumpt und jetzt das 

 Manometer wieder an die Flasche geschraubt. Nachdem das Ventil 

 mittelst der Schraube h aufgedrückt war, wurde der Schrauben- 

 Hahn f sehr langsam geöffnet, so dass das Quecksilber in die Ther- 

 mometer-Röhre gedrückt wurde. Da sich jedoch in selber schon 

 Luft von tO Atmosphären befand, so konnte das Quecksilber nur 

 bis 3 Zoll vor dem Ende der Röhre gedrückt werden. Bei diesem 

 Manometer sind daher die Eintheilungs-Striche so weit von einan- 

 der entfernt, dass man selbst bei einem Drucke von mehr als 100 



