563 



Atmosphären noch einen Unterschied von 2 — 3 Atmosphären sehr 

 gut abzulesen vermag. Bei dem Gebrauche eines derartigen Mano- 

 meters muss man nur die Vorsicht gebrauchen, dass man, bevor 

 es nach der Messung von der Flasche abgeschraubt wird, immer 

 früher den Schrauben-Hahn fschliesse, damit das Quecksilber nicht 

 durch die comprimirte Luft herausgetrieben werde. Man kann aber 

 mit diesem Manometer erst dann den Druck messen, wenn derselbe 

 wenigstens 20 Atmosphären beträgt, indem erst dann der Queck- 

 silber-Faden über dem Rande der Fassung der Thermometer-Röhre 

 sichtbar wird. 



Da der luftdichte Verschluss bei so hohem Drucke, wie er 

 mit diesem Apparate ausgeführt werden soll, nur durch das sehr 

 starke Aneinanderschrauben der konischen Flächen mit den ent- 

 sprechenden Rändern der Theile des Recipienten erreicht werden 

 kann, so wurde an dem Fussboden des Locales, In welchem die 

 Verdichtungs-Versuche vorgenommen wurden, ein gusseiserner Ring 

 von 2 Zoll Höhe mit starken Schrauben befestiget, in welchen der 

 Recipient mit seinem untersten Theile genau hineinpasste, und in 

 welchem eine diagonal gebohrte, 4 Linien weite Oeffnung sich 

 befand. Durch diese Oeffnung wird ein vStahlstift gesteckt, dessen 

 vorderer Theil in eine 4 Linien weite und ebenso tiefe Bohrung 

 des Recipienten passt, so dass er im Ringe nicht mehr gedreht 

 werden kann. Nachdem die Ventilstange in das Ventilstück einge- 

 setzt ist, wird letzteres auf den Recipienten geschraubt und mit- 

 telst eines 4 Schuh langen sehr starken eisernen Schlüssels, welcher 

 ebenfalls in der Mitte einen Ring und dieselbe Vorrichtung, wie der 

 am Boden angeschraubte Ring hat , durch zwei Personen mit der 

 grössten Kraftanstrenguug angezogen. Auf dieselbe Art wird das 

 Stück Fig. IV am anderen Ende des Recipienten mittelst eines zweiten 

 Schlüssels eingeschraubt, nachdem früher die Auströmungs-Röhre 

 D herausgeschraubt wurde. Bei den Versuchen mit Gasen wurden 

 zur Sicherheit bei etwa eintretenden Explosionen sehr starke eiserne 

 Ringe über den Recipienten geschoben, und über den Apparat, so 

 Aveit der Recipient reichte, ein aus dreifachen Lagen zusammen- 

 gesetztes Weidengeflecht mit starken Schrauben an dem Brete U 

 befestiget. 



Mit diesem Apparate wurden nun die Versuche begonnen und 

 zwar wurde zuerst der ganze Recipient, das Ventilstück und der 



