564 



engere Punipenstiefel mit destilUrtem Wasser gefüllt, und üher den 

 Recipienten selbst ein genau ausgedrehter eiserner Ring geschoben, 

 welcher^ da der Recipient etwas konisch ist, ungefähr in der Mitte 

 desselben einen festen Stand einnahm, sich jedoch hier noch drehen 

 Hess. Es wurde nun der Pumpenkolben mittelst des Rades in Be- 

 wegung gesetzt, und Wasser durch öfter wiederholtes Saugen in 

 den Recipienten gepresst, wobei es sich zeigte, dass die Wandun- 

 gen des Recipienten, obgleich 15 Linien stark, sich dehnten, der 

 Durchmesser desselben sich vergrösserte , und der aufgesteckte 

 Ring dadurch ganz unbeweglich wurde. Nachdem das hineinge- 

 presste Wasser durch den geöffneten Hahn wieder entleert war, 

 konnte der Ring so leicht bewegt werden, wie früher, es war also 

 die Elasticitäts-Grenze des Stahles bei diesem Drucke noch nicht 

 überschritten. Es war nun erforderlich, die Volumenvergrösserung 

 des Recipienten sichtbar zu machen^ und die Grösse derselben genau 

 zu bestimmen, um einerseits eine gewisse Grenze der Compression 

 bei den Versuchen mit Gasen zu haben, andererseits aber genau zu 

 wissen, ob die Elasticitäts-Grenze des Stahles nicht überschritten 

 und dadurch die Haltbarkeit desselben verringert worden sei. 



Zu diesem Zwecke verfertigten wir einen Fühlhebel, der in 

 Fig. V in halber Naturgrösse dargestellt ist, und aus einem starken 

 eisernen Ringe besteht, dessen Durchmesser um 2 Linien mehr als 

 der Recipient hat, und der mittelst zweier Stellschrauben a an 

 selben befestiget werden kann. An dem aus zwei Lamellen beste- 

 henden am Ringe festgeschraubten Stücke c ist ein Kreisbogen d 

 befestigt, und zwischen denselben bis e eine kleine verzahnte Achse 

 eingesetzt, die einen Zeiger /" trägt und von einer schwachen Spi- 

 ralfeder in einem bestimmten Sinne gedreht zu werden sucht. Bei 

 h ist der Unterstützungspunct eines Hebels, dessen 10 Mal länge- 

 rer Schenkel mit dem Segmente eines Zahnrades versehen ist, 

 dessen Zähne in die kleine Achse eingreifen. Der kürzere Schen- 

 kel dieses Hebels dient einem Stahlstifte c zum Angriffspuncte, 

 welcher Stift durch den eisernen Ring geht, und über die innere 

 Fläche desselben noch 1'" hervorragt; i ist eine Feder, welche 

 den Ring immer auf diese Seite drückt. 



Wird nun der Fühlhebel auf den Recipienten mittelst der 

 beiden Stellschrauben a befestiget und die Schraube h hineinge- 

 dreht, so wird der Ring nach dieser Seite hin sich bewegen müssen. 



