565 



Wenn nun durch fortgesetztes Schrauben die entgegengesetzte 

 Seite des Recipienten an den Stift c gedrückt wird, so setzt der 

 Stift den kleinen Hebel, und dieser die Achse mit dern Zeiger in 

 Bewegung, so dass man die Spitze des Zeigers auf einen belie" 

 Ligen Theilstrich des Kreisbogens einstellen kann. Wenn daher die 

 Wände des Recipienten durch Hineinpressen von Luft oder Wasser 

 nach aussen getrieben werden, so wird der Zeiger die Grösse 

 dieser Ausdehnung genau angeben, da die Spitze desselben einen 

 hundertmal grösseren Weg zurücklegt, als der Stift c. Versuche 

 mit Wasser zeigten , dass der Durchmesser des Recipienten in 

 der Mitte bei einem Druck von nahe 4000 Atmosphären, welcher 

 auf eine später zu beschreibende Art gemessen wurde , um Vioo Li- 

 nie sich vergrösserte. 



Bei den Versuchen mit Gasen wurde zuerst das Stickgas 

 gewählt, und dieses aus atmosphärischer Luft durch Entziehung 

 ihres Sauerstoff- und Kohlensäure -Gehaltes mittelst erhitztem 

 Phosphor und Aetzkali bereitet. 



Dieses Gas wurde in der eisernen Flasche auf 130 Atmo- 

 sphären comprimirt, die Verbindung derselben mit dem grossen 

 Pumpeustiefel mittelst des Verbindungs-Stückes x hergestellt und 

 nun der Schlitten mittelst des Rades ganz zurückbewegt, so dass 

 die Lederkappe noch hinter der Saugöffnung stand. Jetzt wurde, 

 nachdem der Recipient auf die Pumpe fest aufgeschraubt war, der 

 Schraubenhahn an der Flasche sehr langsam geöffnet, wodurch 

 das Stickgas in den Pumpenstiefel und aus diesem, nachdem es 

 sich das Ventil geöffnet hatte, in den Recipienten gelaugte, bis 

 vollkommenes Gleichgewicht sich hergestellt hatte. Nun wurde 

 der Schraubenhahn wieder geschlossen, und die im Pumpenstiefel 

 befindliche Luft von noch 110 Atmosphären in den Recipienten 

 gedrückt. Nachdem dieses geschehen war, brachte man den Kol- 

 ben durch entgegengesetztes Drehen des Rades wieder in seine 

 vorige Stellung, öffnete und schloss dann den Hahn in der Flasche 

 wieder, und wiederholte dieses Verfahren so lange, bis das Rad 

 nur mehr mit der grössten Anstrengung bewegt werden konnte. 

 Ein Hinderniss der Compression durch den schädlichen Raum war 

 kaum zu bemerken, indem man das Stickgas, wenn der Druck in 

 der Flasche bedeutend nachgelassen hatte , wieder durch Hinzu- 

 pumpen auf 130 Atmosphären bringen konnte. 



