589 



den meisten Fällen mit vorstehenden scharfen Kanten und Ecken 

 versehen ist. An dieser dünnen Schicht wird nun der Schmelzpunct 

 beobachtet, die vorspringenden Ecken geben nämlich, mit der Loupe 

 betrachtet, mit grosser Schärfe den Moment zu erkennen, in welchem 

 das Schmelzen beginnt. Wollte man aber das so vorgerichtete Ther- 

 mometer unmittelbar über eine Spiritusflamme halten , so würde, 

 der rasch steigenden Temperatur und des starken Luftstromes 

 wegen, an keine genaue Beobachtung zu denken sein; ebenso träte 

 der Uebelstand ein, dass die Kugel des Thermometers stark erhitzt 

 ist, während dessen Stiel eine verhältnissmässig geringe Tempera- 

 tur besitzt, die hoch gelegenen Schmelzquncte erhielte man um 

 4 bis 15" C zu niedrig. Um hier eine Abhilfe zu treffen, schloss 

 ich das auf Glas getheilte, cylindrische Thermometer mittelst eines 

 Korkes in eine weite Röhre von hartem Glase ein, welche am un- 

 teren Ende zugeschmolzen ist. Diese Röhre hat einen solchen 

 Durchmesser , dass das bloss am oberen Ende mittelst des Korkes 

 eingeklemmte Thermometer nach allen Seiten von der Röhren- 

 wand 4 bis 6 Millimeter absteht, ebenso ist die Thermometerkugel 

 wenigstens 6 Millimeter vom Boden des Glasrohres entfernt. Der 

 das Thermometer tragende Kork hat einen ziemlich grossen Aus- 

 schnitt, so dass die atmosphärische Luft ungehindert in das Glas- 

 rohr ein- und austreten kann. Unter dieses in einem Träger passend 

 befestigte Rohr stellt man nun die Spirituslampe, und hat so die 

 Regelung der Temperatur, je nach der Grösse der Flamme und 

 ihrer Entfernung von dem unteren Ende des Apparates, vollkommen 

 in seiner Macht. Man ist so im Stande, das Steigen der Quecksilber- 

 säule genau beobachten zu können , sieht mittelst der Loupe den 

 Schmelzpunct scharf eintreten, und hat noch den Vortheil, dass 

 durch den aufsteigenden warmen Luftstrom in der Glasröhre das 

 ganze Thermometer heiss erhalten wird, abgesehen von der Mög- 

 lichkeit, mit sehr kleinen Mengen einer Substanz zu arbeiten, 

 während beim gewöhnlichen Verfahren Mengen hiervon in Anspruch 

 genommen werden, welche nicht immer zu Gebote stehen. Will 

 man sich nicht mit Einer Schraelzpunctbestimmung begnügen, so 

 ist nur unmittelbar nach erfolgtem Schmelzen der Substanz die 

 Wärmequelle zu entfernen, es bleibt dann in den meisten Fällen 

 noch immer genug davon zur zwei- bis dreimaligen Wiederholung 

 des Versuches an der Thermometerkugel haften. 



Sitzb. (1. m. n. Cl. VI. Bd. V. Hit. 39 



