590 



Sind die Substanzen, deren Scbmelzpuncte ermittelt werden 

 sollen, an der atmosphärischen Luft oxydirhar, so kann man die 

 Schmelzpunctbestimmung, nach Anbringung einer kleinen Abände- 

 rung am Apparate, in einer andern indifferenten Gasart, wie Kohlen- 

 säure oder Wasserstoffgas, vornehmen und auf diese Weise ebenfalls 

 genügende Resultate erlangen. Das Thermometer a wird nämlich 

 wie früher eingeklemmt, nur muss der Kork luftdicht schliessen, 

 und durch ihn gehen noch zwei Gas- 

 leitungsröhren h und c, wovon die ^ =" 

 Eine h mit einem Apparate zur Er- 

 zeugung von Wasserstoff oder Kohlen- 

 säure in Verbindung steht und bis an 

 den Boden des Glasrohres d reicht, 

 die andern hingegen in eine kleine 

 Quecksilberwanne oder blos ein Schäl- 

 chen mit Quecksilber eintaucht, wo- 

 durch der Zutritt deralmosphärischen 

 Luft abgesperrt, zugleich aber auch 

 dem im Apparate überschüssigen und 

 durch Erwärmung ausgedehnten Gase 

 ein Ausweg gestattet ist. Soll jetzt 

 eine Schmelzpunctbestimmung vor- 

 genommen werden, so passt man das 

 Thermometer, dessen Kugel mit der 

 zu prüfenden Substanz überzogen ist, 

 in die Glasröhre luftdicht ein und ver- 

 treibt die atmosphärische Luft aus 



dem Apparate vollständig durch die andere in Anwendung kom- 

 mende Gasart, was bei dem kleinen Rauminhalt des Apparates in 

 kurzer Zeit erfolgt. Erst hiernach beginnt man die Erhitzung, 

 weil sonst eine Oxydation der Substanz an der Thermometerkugel 

 eintreten würde. Während der Beobachtung selbst kann fortwährend 

 Gas in den Apparat nachströmen , der Strom desselben muss aber 

 sehr gemässigt sein, damit er nicht ein beständiges Schwanken des 

 Thermometers verursache. 



Von den vielen Schmelzpunctbestimmungen, welche ich nach 

 dieser Methode im Verlaufe der letzteren Jahre im Laboratorium 

 des k. k. polytechnischen Institutes ausführte, mögen blos die 



KJJ 

 d 



