189 



gemessener Stärke an der einen Seite mit einer Decke zu 

 versehen , in der sich ein Spalt von ^4 — V2 Centimeter 

 Länge und */* Millimeter Breite befindet, während man auf 

 der entgegengesetzten Seite ein Flintglasprisma so einsetzt, 

 dass seine Seitenkanten dem Spalte parallel stehen. Das 

 Prisma ist entweder um seine Achse drehbar, oder es steht 

 fest und ist im letztern Falle so gestellt, dass die vom 

 Spalte kommenden Lichtstrahlen die kleinste Ablenkung er- 

 fahren. — Stellt man nun vor den Spalt eine Flamme, so 

 sieht man seitlich in das Prisma hineinschauend das zu ei- 

 nem Spectrum entfaltete Bild des Spaltes. Bedeutend rei- 

 ner kann man mit diesem kleinen Apparate das Spectrum 

 erzielen, wenn man zwischen Spalt und Prisma eine Linse 

 von 1 — 2 Zoll Brennweite einschaltet, und diese so stellt, 

 dass man durch die hintere Oeffnung in die Röhre hinein- 

 sehend das deutUch vergrösserte Bild des Spaltes erblickt. 

 — Ein Prisma von Crownglas giebt freilich im Vergleich 

 zum Flintglase nur ein mangelhaftes Spectrum, doch ist 

 dasselbe ausreichend das Kalium, Natrium, Lithium, Calcium, 

 Barium und Strontium deutlich von einander zu unterschei- 

 den, vorausgesetzt, dass man in eben diesem Falle dem 

 Spalte nur die Breite eines Haares giebt, um scharf be- 

 grenzte und deutlich getrennte Streifen zu beobachten. 

 Bunsen und Kirchhof bedienten sich zu ihren gemeinschaft- 

 lichen Arbeiten eines sehr vollkommenen Apparates, des- 

 s«n Einrichtung folgende ist : Auf einem schweren eisernen 

 Stativ von 10—12 Zoll Höhe ist, oben ein kleines Tisch- 

 chen angebracht, auf dem sich ein Prisma von Flintglas 

 oder besser noch von Schwefelkohlenstoff befindet, dessen 

 Achse mit der des Statives zusammenfällt. Senkrecht auf 

 den Seitenflächen stehen drei Röhren, von denen die eine 

 unbeweglich, die zwei andern aber drehbar sind. Die er- 

 stere Röhre enthält ein Linsensystem und an der dem Prisma 

 abgewandten Seite einen Spalt, auf dessen Einrichtung spä- 

 ter genauer einzugehen sein wird. Diese Röhre und das 

 Prisma sind ein für alle Male so zu einander gestellt, dass 

 das Bild des Spaltes am wenigsten abgelenkt ist. Die zweite 

 Röhre ist ein gewöhnliches astronomisches Fernrohr, wel- 

 ches man so zu stellen hat, dass man bei Abwesenheit 



