423 



Als neues Mitglied wird proclamirt 



Herr Sohnke, Apotheker hier. 



Zur Aufnahme angemeldet werden die Herren 



Oskar Schieck, stud. math. et phys. in Jena. 

 Carl Kämpf, stud. math. et phys. in Jena 

 durch die Herrn: Dietrich, Taschenberg, Giebel. 

 Albrecht Stief stud. math. aus Stassfurt 

 durch die Herren: Werner, Giebel, Taschenberg. 



Das Märzheft der Zeitschrift liegt zur Vertheilung vor. 



Es wird beschlossen, den Stiftungstag des Vereins Mittwoch 

 den 22. Juni in der üblichen Weise durch einen allgemeinen Vortrag 

 und ein sich daran anschliessendes Abendessen im Vereinslokale zu 

 feiern. 



Herr Sie wert spricht über den Werth des Leuchtgases, wel- 

 cher von der leuchtenden Kraft desselben und der Construction 

 der Brenner abhängt. Die neuerdings in den Gasanstalten zur 

 Anwendung gekommenen Chamott- Retorten liefern eine grössere 

 Quantität, aber an Kohlenstoff ärmeres Gas. Während sonst 4V2 

 Kubikfuss Gas in der Stunde verbrannt einen LeuchtefFect von 

 14 Wallratkerzen hatte, sind jetzt zur Erzielung derselben Hellig- 

 keit 61/4 Kubikfuss nöthig. Das Gas ist mithin schlechter geworden, 

 müsste darum aber auch von Rechtswegen billiger werden. Der 

 Vortragende legte einen von Prof, Erdmann in Leipzig construir- 

 ten Gasbestimmer vor , erklärte seine Einrichtung und bestimmte 

 die Güte unseres städtischen Gases. 



Die Einrichtung des Apparates besteht im Wesentlichen auf 

 einem Bunsen'schen Brenner mit sehr hohem Schornsteine, aus wel- 

 chem die Gasflamme herausbrannte, nachdem sie sich daselbst mit 

 einem regulirbaren Quantum atmosphärischer Luft verbunden hat, die 

 ijir bei hinreichender Quantität die Leuchtkraft ganz benimmt. Der 

 Schornstein ist mit einem Drahttrichter und die Flamme von einem 

 cylindrischen vorn durch Glas geschlossenen Blechcylinder umgeben. 

 Der Zutritt der atmosphärischen Luft wird im untern Theile des Ap- 

 parates durch 2 scheibenförmige, concentrische Cylinder bewirkt, die 

 auf ihren entgegengesetzten Seiten Querschlitze tragen und von de- 

 nen der äussere aber mit einer Gradeintheilung versehen ist. Wenn 

 die zur Drehung des äussern Cylinders angebrachte Handhabe zu- 

 gleich als Zeiger für die Grade dient, auf den Nullpunkt eingestellt 

 ist, so kann gar keine Luft zur Gasflamme dringen , dieselbe brennt 

 in ihrer ursprünglichen Weise und schneidet mit ihrer Spitze in ei- 

 ner durch Linien auf dem sie umgebenden Cylinder markirten Höhe 

 ab; dass dies so geschehe, probirte Erdmann ab und gab dem Schorn- 

 steine die dazu nöthige Länge. Sobald nun durch Drehung des Zei- 

 gers der atmosphärischen Luft Zutritt verstattet wird, beginnt der 

 Leuchtkegel der Flamme kürzer zu werden und verschwindet schliess- 

 lich ganz. Bei gutem Gase erfolgt dies, wenn der Zeiger etwa einen 

 Winkel von 35° beschrieben hat. Bei dem angestellten Versuche mit 



29* 



