^22 



Standes im Gange der Uhr mit hinreichender Stärke hervortreten. 

 Es ist hier nicht der Ort, in das Detail der Rechnungen ein- 

 zugehen, ich beschränke mich desshalb auf einige einfache An- 

 deutungen. Ist / die Länge des einfachen Pendels , welches mit 

 dem zusammengesetzten gleichzeitig schwingt, h die Höhe der 

 Barometersäule , AI, Ah ihre correspondirenden Aenderungen, 

 so ergibt sich der sehr genäherte Ausdruck 



^' N(i+f) 



(1) 



wo g, q' die Querschnitte der Quecksilbersäule am obern und 

 unteren Niveau, d den Abstand des oberen Niveau's vom Dreh- 

 punkte, j) das Gewicht eines Kubikzolles Quecksilber und N 

 die Summe der statischen Momente des ganzen Pendels bedeuten. 

 Da es sich hier nur um eine vorläufige Beurtheilung handelt, 

 so können wir näherungsweise N=IP setzen, wenn P das Ge- 

 wicht des ganzen Pendels ist, wodurch der obige Ausdruck von 

 der näheren Gestalt des Pendels und seiner Bestandtheile un- 

 abhängig wird. Offenbar wird die Uhr für die Veränderungen 



des Barometerstandes um so empfindlicher sein, je grösser obi- 



A i 

 ger Werth des Bruches -^ ist. Unter Voraussetzung eines Se- 

 kundenpendels ist für Wien /==37,7, der mittlere Barometer- 

 stand Ä = 28,4 beides in Wiener Zoll, mithiu wird der Factor 



2 d + k — l = % d — 9,3 

 und es ist vor allem dafür zu sorgen , dass dieser nicht zu 

 klein werde. Er verschwindet ganz, wenn d, der Abstand des 

 obern Quecksilber-Niveaus vom Drehpunkte, = 4P, 63 Zoll, in 

 welchem Falle dann ein solches Pendel gegen die Änderungen 

 des Luftdruckes unempfindlich wäre. Um nun für diesen Factor 

 einen grössern Werth zu erlangen , muss das Barometer ent- 

 weder hinreichend tief hinab, oder so wpit hinauf gesetzt wer- 

 den , dass sein Obertheil über dem Drehpunkte zu stehen 

 kommt, wobei dann d negativ wird. Der erstere Fall gewährt 

 nicht nur eine einfachere und leichtere Coiistruction des Pen- 

 dels, sondern hat noch einen weitem wesentlichen Vorzug, der 

 sich sogleich zeigen wird. Da man ferner für «7, g' und P ge- 

 eignete Werthe annehmen kann, so hat es keinen Anstand, 

 die ganze Anordnung so zu treffen, dass die Uhr eine gege- 



