223 



bene Empfindlichkeit erhält z. B. in 24 Stundeu um 30 Seeuu- 

 den voreilt, wenn das Barometer um 1'" steigt. Durch Ver- 

 gleichung mit einer guten Pendeluhr, deren Gang man genau 

 kennt, kann nun der Gang einer solchen Barometeruhr ohne 

 Schwierigkeit bis auf i, ja auch bis auf 0,3 See. genau bestimmt 

 werden, wodurch das entsprechende A h respective auf Vso und 

 Vioo Linie genau erhalten wird. 



Bei der Construction dieses Pendels ist noch eine zweite 

 wesentliche Bedingung zu erfüllen, ohne welche dasselbe seine 

 praktische Anwendbarkeit fast ganz verlieren würde, es muss 

 nämlich so eingerichtet werden, dass der Temperaturwechsel 

 keinen Einfluss auf den Gang der Uhr äussert, so lange der 

 Luftdruck unverändert bleibt. Die hierüber geführten Rechnun- 

 gen, auf die jedoch hier nicht näher eingegangen werden kann, 

 zeigen die Ausführbarkeit dieser Bedingung. Bei der angenom- 

 menen Stellung des Barometers am Pendel wirkt die Ausdeh- 

 nung der Quecksilbersäule jener der Pendelstange entgegen, 

 wodurch die Möglichkeit einer vollständigen Ausgleichung bei- 

 der einleuchtet. Befindet sich aber das obere Quecksilber-Niveau 

 über dem Drehpunkte, so wirken die Ausdehnung der Barome- 

 tersäule und der Pendelstange nach einerlei Richtung, nämlich 

 beide verzögernd auf den Gang der Uhr, in welchem Falle eine 

 Compensirung zwar nicht unmöglich, aber jedenfalls sehr schwie- 

 rig und complicirt werden müsste. 



Die Vereinigung beider Eigenschaften, nämlich Unempfind- 

 lichkeit gegen die Temperatur- Veränderungen und gehörige ba- 

 rometrische Empfindlichkeit biethet in so ferne zwar einige 

 Schwierigkeit, als die Forderungen dieser beiden Bedingungen 

 sich zum Theil wiedersprechen , es lässt sich jedoch die baro- 

 metrische Empfindlichkeit immer im zweckmässigen Masse er- 

 reichen, wenn man, allenfalls durch eine negative Compensation 

 an der Pendelstange, für eine hinreichende thermometrische Deh- 

 nung der letztern sorgt. Die Compensation lässt sich bei der 

 Ausführung nicht genau h-elfen, weil die Ausdehnung der einzel- 

 nen Theile des Pendels nicht mit der nöthigen Schärfe bekannt 

 ist , desshalb ist bei Pendeln an vorzüglichen astronomischen 

 Uhren die Einrichtung getroffen, die Compensation reguliren zu 

 können. Bei unserm barometrischeu Peudal geschieht dieses am 



16 * 



