224 



einfachsten durch Veränderung des Pendelgewichtes 5 da eine 

 geringe solche Änderung, wie aus der Rechnung sich ergibt, 

 einen bedeutenden Einfluss auf die Compensation äussert. 



Streng genommen , kann sich die Compensation an unserm 

 Pendel nur auf einem bestimmten Barometerstand h beziehen, 

 es entsteht demnach die Frage, ob dieselbe nicht merklich ge- 

 stört werde , wenn der Barometerstand bedeutend von h ver- 

 schieden ist. Wie die hierüber geführte Rechnung zeigt , kann 

 das Pendel, unbeschadet der übrigen geforderten Eigenschaften, 

 immer so construirt werden , dass dieser Fehler die Fehler- 

 gränze der Beobachtungen nicht überschreitet. Bei den von 

 mir vorläufig berechneten Pendeln erreicht derselbe erst Vioo 

 Linie wenn h während der ganzen Dauer der Periode um &" 

 von seinem Mittelwerthe, welcher der Compensation zum Grunde 

 liegt , abweicht und zugleich länger dauernde Schwankungen 

 der Temperatur von mehr als lO^ß sich damit verbinden, eine 

 Voraussetzung , die in der Wirklichkeit wohl kaum eintre- 

 ten dürfte. 



Übrigens lässt sich die für einen bestimmten Barometer- 

 stand h streng richtige Compensation auf einen andern Werth 

 h einfach durch eine geringe Änderung des Pendelgewichtes 

 reduciren , wodurch ein solches Pendel für Orte von bedeu- 

 tend verschiedener Meereshöhe gleich brauchbar gemacht wer- 

 den kann. 



Die Quecksilbersäule ist während der Bewegung des Pen- 

 dels nicht ruhig, sondern in einer beständigen gleichförmigen 

 Schwankung aus einer doppelten Ursache. Die erste liegt da- 

 rin , dass die Säule in den geneigten Lagen länger ist, als in 

 den vertikalen, die zweite, vorherrschende, entsteht durch die 

 Schwungkraft. Diese Schwankungen sind jedoch ohne Einfluss 

 auf die Genauigkeit der Beobachtungen, weil sie constant sind, 

 so lange der Ausschlagwinkel des Pendels sich nicht erheblich 

 ändert, was bei einer guten Uhr ohnehin der Fall ist, abgese- 

 hen davon , dass diese Schwankungen an sich schon unbedeu- 

 tend sind, da bei einer solchen Uhr der Ausschlagwinkel nicht 

 über 2 bis 3 Grade geht. 



Die Construction eines solchen Pendels mit den angeführ- 

 ten Eigenschaften ist auf sehr verschictlene Weise möglich, ich 



