225 



habe vorläufig 3 Foniien berechnet , deren Empfindlichkeit 20, 

 22, 35 Sekunden beträgt , wenn man unter Empfindlichkeit ei- 

 nes solchen Pendels die Anzahl von Sekunden versteht, um 

 welche die Uhr ihren 24stündigen Gang ändert, wenn die Ba- 

 rometerhöhe um 1 Linie sich verändert Es ist unerlässlich, 

 den Querschnitt am obern Niveau bedeutend grösser zu ma- 

 chen, als bei gewöhnlichen Barometern, und desshalb am obern 

 Ende ein erweitertes Gefäss anzubringen, weil sonst die ganze 

 Säule zu schwer werden würde. 



In Bezug auf die Anwendung nur ein paar kurze Anden» 

 tungen. 



Wie man sieht, bestehen die Beobachtungen darin die Ba- 

 rometeruhr mit einer andern Uhr , deren Stand und Gang man 

 genau kennt , zu vergleichen , was mittelst der sogenannten 

 Coincidenzen mit grosser Schärfe, nämlich bis auf wenige Hun- 

 derttheile einer Sekunde geschehen kann, Ist die Compensation 



t ] 



aus den Dimensionen des Pendels und durch Vergleichung der 

 Uhr mit einem genauen Barometer bestimmt, so ist sie für die 

 eigentlichen Beobachtungen vorbereitet. Diese Constanten be- 

 ziehen sich auf einen bestimmten Normalstand des Luftdruckes 

 und der Temperatur , der letztere gewöhnlich o", und es ist 

 dann nur nöthig, die Diiferenz A ä, wie sie aus der Beobachtung 

 folgt, auf die Normaltemperatur zu reduziren , wozu eine ganz 

 rohe Kenntniss der mittleren Temperatur des Pendels während 

 der Periode genügt. In den meisten Fällen wird diese Reduc- 

 tion ganz unmerklich sein, denn sie beträgt z. B. erst Vioo Li- 

 nie, wenn Ah = 6'" und die Temperaturdifferenz = 8^R ist. 



Es ist demnach kaum zweifelhaft, dass diese Art, die mitt- 

 leren Barometerstände zu erforschen^ nicht nur einfacher, son- 

 dern auch einer bedeutend grössern Genauigkeit fähig sein werde, 

 als die gewöhnliche. Um nur eines Umstandes zu erwähnen, ist 

 z. B. bei der letztern in der Reduction auf die Normaltempe- 

 ratur immer einige Unsicherheit vorhanden , weil die Voraus- 

 setzung , die mittlere Temperatur der Quecksilbersäule werde 

 durch das augebrachte Thermometer angegeben, nur näherungs- 

 weise richtig ist. Bei unserm Barometer-Pendel ist diese Un- 

 Sitzb. d. mathem. natnnv. Cl. Jahrg. 1849. III. Heft. 17 



