285 



nie ein Fass kleiner als 10 Zoll vorkommen dürfte. Die Ein- 

 theilung' der Scalen ergibt sich unmittelbar aus den Formeln 5), 

 indem man z. B. für A nach und nach verschiedene Werthe 

 annimmt, und die entsprechenden Werthe / auf dem vStabe auf- 

 trägt. Durch die Wahl ,u. = 250 erhalten die Scalentheile eine 

 solche Grösse, dass es genügt, die Bruchtheiie nach Viertel oder 

 Zehntel zu schätzen, und zugleich eine Scalen-Einheit 1 Procent 

 im Inhalt Ä beträgt, wodurch die Beurtheilung des Einflusses der 

 bei der Abmessung eintretenden Fehler sehr erleichtert ist. Ein 

 Fehler = 1 Sealentheil bei irgend einer der 3 Dimensionen /, 

 ü oder d bewirkt immer in K einen Fehler von nahe iVo. 



Verglelcliung mit den Beebachtungen. 



Seit dem Jahre 1842, wo ich den Apparat übergab, ha- 

 ben 2 Untersuchungs-Commissionen 1843 und 1847 abermals eine 

 Anzahl von Fässern genau abgemessen, so dass in Allem 131 

 Fässer zur Vergleichung vorliegen. Der mittlere Fehler aus 

 allen ergibt sich M= 1.230%, und zwar: 



von bis 1 Percent bei 68 Fässern 



11 1 55 ^ 55 55 "• 55 



55 '^ 55 ^ 55 55 ^" T) 



„ 3 ,5 3/3 5, „ o „ 



bei 68 Fässern ist der Fehler positiv, bei 63 negativ. 

 In Bezug auf die Form der Fässer ist: 



wenn n < 0,85 mittlerer Fehler M= 1,21% 

 ., n >0,85 „ „ M= 1,25 



bei 26 sehr kurzen Fässern \\ol<fJ M = 1.23 



„ 29 ,, langen „ „ l > V/z D .... M = 1.19 



In Bezug auf das Nationale der Fässer ergibt sich, soweit 



ich dasselbe mit einiger Sicherheit erheben konnte, Folgendes: 



Anzahl. Mittl. Fehler. 

 Oesterreichische Wein- und Bierfässer . 

 Ungarische Wein- und Branntweinfässcr. 

 Polnische sehr lange Branntweinfässer . 

 Italienische und französische Oelfässer . 

 Deutsche, französische, spanische, englische, 

 amerikanische Wein-, Branntwein- oder 

 Rhumfässer ,,...,**.* 34 



23 



1.13 



20 



1.47 



16 



1.19 



22 



1.35 



