242 



3) Messung des Boden durchmessers. 



Hierzu dient der vorige Apparat und das Verfahren ist in 

 Fig. 1 hinreichend versinnlicht. Das Maass wird auf der Scale 

 2 abgelesen, und zwar am cäussern Rande eines am Schuber 

 befindlichen Zeigers. 



4) Messung des äussern Bauchdur ch in essers. 



Diese geschieht mittelst des Apparates und der Scale 4. 

 Der kürzere Arm wird zum längern senkrecht gestellt und in 

 dieser Lage durch die messingene Spange befestigt. Hierzu ge- 

 hört noch das nach Art einer Reisschiene gestaltete Lineal, 

 welches mit seinem Querstücke auf die längere Stange aufge- 

 setzt wird. Die Figur 3 erläutert die Messoperation. Man sehe 

 darauf, dass das Lineal mit dem Querstücke auf der Stange 

 gut und sicher aufliege, d esshalb ist es besser, das Lineal vor- 

 zuschieben bis man die Berührung sieht, nicht bis man sie 

 fühlt, weil im letztern Falle ein zu starker Druck eintreten 

 und dadurch das Maass zu klein erhalten werden könnte. Die 

 Ablesung geschieht an dem etwas vorspringenden Zeiger, 



Bei jeder dieser Abmessungen des Fasses ist es , um ein 

 genaueres Resultat zu erhalten nicht hinreichend, die Maasse 

 bloss in ganzen Scalentheilen zu nehmen, sondern man mu.'S 

 auch noch die etwaigen Bruchtheile berücksichtigen. Es genüg! 

 selbe nach Vierteln zu schätzen, wenn man diess bequemer fin- 

 det, als eine Schätzung nach Zehntel. 



Ein Fehler = 1 Sealentheil, gleichviel auf welcher Scale, 

 bewirkt im Fassinhalte unter allen Umständen einen Fehler von 

 1 Procent. 



I. Methode. Nasse Vislr. 



Messe auf die vorhin erklärte Weise die Spundliefe, die 

 Fasslänge und den Bodendurchmesser, addire die 3 Maasse zu- 

 sammen und suche die Summe auf der Scale 5 auf, so steht 

 darneben der Fassinhalt in Wiener Maassen , wobei man die 

 Bruchtheile nach dem Augenmaasse berücksichtigt. Oder man 

 erhält den Inhalt ans einer den Insti'iimenteii heilieuenden TalVl. 



