243 



1. 



Spimdtiefe 



Länge .... 



Bodendurclimesser 



Beispiel 2. Beispiel, 

 296 . . . 208,2 

 142% . . 100,8 

 S2% . . 43,5 



Summe 

 Inhalt. . 



521% . . 352,5 



608 Maass 128% Maass. 



II. Methode. Trockene Visir. 



Das Verfahren ist ganz wie bei der I. Methode, nur dass 

 anstatt der Spundtiefe der äussere Bauchdurchmesser gemessen 

 wird. Die drei Maasse werden dann in eine Summe gebracht, 

 aus welcher der Inhalt ganz wie oben gefunden wird. Der Ap- 

 parat ist nämlich so eingerichtet, dass bei einerlei Fasse für 

 Spundtiefe und äusseren Bauchdurchmesser gleiche Zahlen- 

 werthe erhalten werden. Im Durchschnitt wird diess auch die 

 Praxis bestätigen , obschon bei einzelnen Fässern wegen Unre- 

 gelmässigkeit der Daubendicke sich kleine Differenzen ergeben 

 müssen. 



III. ViSH'ung nicht voller Fässer. 



Das Fass muss gehörig horizontal liegen und das Spund- 

 loch oben auf der höchsten vStelle sich befinden. Man misst 

 nun Spundtiefe , Länge und Bodendurchmesser wie bei der 

 l. Methode und bildet die Summe S. Nebst diesem wird noch 

 die Tiefe der Flüssigkeit (die sogenannte nasse Tiefe) an der 

 Scale 3 gemessen , indem man nachsieht , welchen Theil am 

 Stabe die Grenze der Benetzung abschneidet. Sollte sich de» 

 Stab nicht gut benetzen , so darf man ihn blos befeuchten und 

 dann mit einem Tuche wieder gut abwischen. Die geringe an 

 der Oberfläche zurückbleibende Feuchtigkeit bewirkt jetzt eine 

 gleichförmige Benetzung. Man muss aber bei dieser Messung 

 schnell verfahren, weil die nasse Grenze vermöge der Haar- 

 röhrchenkraft der Holzfasern nach oben steigt. 



Hat man für die Spundtiefe die Zahl D. für die nasse 

 Tiefe IJ' erhalten, so bestimme man die Differenz (Z> — /)'). su- 

 che diese auf der Scale 7 auf und stelle den mit (D — />') be- 

 zeichneten Strich am Schuber darauf ein. Ein auf der entge- 

 gengesetzten Seite des Schubers befindlicher Strich (mit N 

 bezeichnet) schneidet nun auf der Scale 8 eine Zahl = N 



19 * 



