i68 



messer , deren oben bei A geschlossener Sehenkel AB in 

 gleiche Raumtheüe (deren jeder bei 12» CIO Grane Quecksilber 

 fasst} getheilt ist, und nach unten durch das Stück B D mit 

 dem Quecksilberhehtälter E comnnmicirt. Der Boden dieses 

 Gefässes kann durch eine Schraube F gehoben und gesenkt 

 werden, so dass das Quecksilber bis zu jeder beliebigen Höhe 

 in den Röhren gehoben werden kann. Die Röhre ist an eine 

 Spiegelplatte befestigt, auf welcher eine Millimetertheüung an- 

 gebracht ist ; dadurch, dass man jedesmal die Quecksilberkuppe 

 und ihr Spiegelbild beim Visiren sich decken lässt , kann jede 

 Parallaxe vermieden, oder wenigstens sehr unbedeutend gemacht 

 werden. Dieser Theil des Apparates wird von einem weiten 

 Glasgefässe MP AN umgeben, welches zur Aufnahme von 

 Wasser von bestimmter Temperatur dient, welche letztere als 

 das Mittel aus den Ablesungen an drei in verschiedener Tiefe 

 angebrachten Thermometern angenommen wird. Beide Röhren 

 und der Behälter E wurden nut trockenem Quecksilber so ge- 

 füllt, dass dasselbe bis nahe an das offene Ende C des längeren 

 Schenkels reichte , dieses Ende mit einer Chlorcalciumröhre 

 verbunden , und durch abwechselndes Heben und Senken des 

 Bodens von E die Röhre selbst mit trockener Luft gefüllt, von 

 der man sodann in dem geschlossenen Schenkel einen Theil auf- 

 steigen liess. Um jede Spur von Feuchtigkeit zu entfernen, zog 

 ich durch eine Saugvorrichtung den grösseren Theil der in dem 

 verschlossenen Schenkel enthaltenen Luft wieder heraus , und 

 liess dieselbe wieder durch das Chlorcalciumrohr zAitreten. 

 Man hebt nun den Boden von E so weil, dass das Quecksilber 

 in beiden Schenkeln gleich hoch steht, nachdem man zuvor das 

 äussere Glasgefäss mit Wasser gefüllt hat, und notirt das Volum 

 der eingeschlossenen Luft, deren Spannkraft durch den gleich- 

 zeitig beobachteten Barometerstand gegeben ist. 



Die grösste Schwierigkeit bietet jcloch die richtige Bb' 

 Stimmung der Temperatur; denn obwohl ich die von mir ge- 

 brauchten, von Kappelier in Wien verfertigten Thermometer 

 zuvor sorgfältig verglichen , und ihren Nullpunkt neuerdings 

 bestimmt hatte, zeigten dieselben doch nie einen völlig überein- 

 stimmenden Gang, auch der Nullpunkt blieb während der Dauer 

 jler Versuche nie genau an derselben St< 'le, so dass die Mittel- 



