106 



seil, so dass sich diese Construcüon besonders anempfehlen 

 lässt. Der Umstand, dass man oben und unten, also zweimal 

 ablesen muss, war nicht merklich störend, nur muss das Ein- 

 stellen mit dem Nonius durchaus von unten geschehen, denn 

 da kann man sich immer durch ein dahintergehaltenes weisses 

 Papier (das offene Notizenbuch z. B.) eine günstige Beleuch- 

 tung verschaffen , was beim Einstellen von oben unter ungün- 

 stigen Verhältnissen oft unmöglich wird. Dass das freie Ther- 

 mometer und die unentbehrliche Baumschraube im Barometer- 

 futteral selbst angebracht sind, trägt nicht wenig dazu bei, die 

 Beobachtungen zu erleichtern, und bei einiger Uebung kann 

 man recht gut und sicher eine Höhenmessung innerhalb einer 

 Minute — Aus- und Einpacken und Aufstellung nebst Aufschrei- 

 bung mit eingerechnet — abschliessen, wenn man wenigstens 

 das freie Thermometer eine kurze Zeit vorher in der Hand 

 getragen hat. 



Die Thermometer für die gewöhnlichen Zwecke der 

 Temperaturbestimmungen sind nach eigener Angabe eingerich- 

 tet, und vereinigen eine ungemeine Festigkeit mit einem sehr 

 geringen Volum und mit viel Bequemlichkeit im Gebrauche. 

 Sie lassen sich auch besonders gut zu Beobachtungen über 

 Bodentemperatur im Schutt oder im Erdreich anwenden. Von 

 den verschiedenen vorgelegten empfiehlt sich das mit einer Glas- 

 scale versehene wegen des bessern Ablesens bei jeder Beleuch- 

 tung am meisten. Herr Kapp eil er wird übrigens diese Instru- 

 mente noch viel feiner und leichter machen können, wenn er 

 einmal die dazu erforderlichen Glasröhren bekommt. Auch bei 

 den Thermometern ist eine Hängevorrichtung in der Form eines 

 daran gebundenen langen und spitzen stählernen Stiftes empfeh- 

 lensvverth. 



Das Psychrometer verdient durch seine neue, von den 

 früheren ganz verschiedene Einrichtung besonders hervorgeho- 

 ben zu werden. Die zwei Thermometer nach Art der bespro- 

 chenen freien sind oben durch eine Charnier verbunden, und 

 haben unten eine angeschraubte und verschiebbare, messingene 

 Hülse, welche die Kugel vollkommen schützt, und zugleich bei 

 der einen als Wasserbehälter dient. Die Scalen sind von Glas, 

 mit einer Theihmg nach halben Graden ; Fünftel lassen sich 



