143 



doch nur nach einiger Uebung und mit Anwendung grosser Vor- 

 sicht erreichen, Bedingungen, die bekanntlich bei allen Messungs- 

 versuchen vorhanden sein müssen, wo der höchste Grad von 

 Schärfe angestrebt wird. Die Biegung des vorderen Theiles der 

 Stange und des Stiftes, die Einwirkung der Temperatur u. s. w. 

 treten bei diesen feinen Versuchen störend auf, obschon diese 

 Fehlerquellen für die gewöhnliche Anwendung unmerklich sind, 

 und der Apparat im Uebrigen gehörig adjustirt ist. Der gefun- 

 dene mittlere Fehler = 0.0018 Quadratzoll beim Kreis Nr. 1 

 entspricht einer Aenderung = 0.0002 Zoll seines Halbmessers, 

 und der geringste Druck der Spitze nach der innern oder äus- 

 sern Seite vermag dieselbe um eine so kleine Grösse gegen ihre 

 wahre Lage zu verrücken. Wir haben bei diesen Versuchen den 

 Stift i mit einem kleinen Gewichte beschwert, die Linien auf 

 der Messingplatte eingeölt und von Staub oder Schmutz frei ge- 

 halten, endlich die Stange mit der Hand so herum zu führen 

 gesucht, dass die Spitze keinen Seitendruck erleidet. Auch muss 

 die Unterlage, Tisch oder Reissbrett gehörig eben sein. Für die 

 gewöhnliche Anwendung fallen alle diese Feinheiten natürlich 

 weg; ich habe unsere Erfahrungen nur anführen wollen, falls 

 Andere eine ähnliche Schärfe zu erreichen wünschen. 



Da es von besonderem Interesse ist, die Genauigkeit ken- 

 nen zu lernen , welche der Apparat bei der gewöhnlichen An- 

 wendung auf gezeichnete Figuren gibt, so füge ich die Abmes- 

 sungen von zwei Figuren an, welche in Fig. 5 und 6 in Va ihrer 

 Grösse ungefähr vorgestellt sind. 



Figur 5. 



Figur 6. 



Angaben 



Fläche in 



Angaben 



Fläche in 



des Instrumentes 



Quadrat-Zoll 



des Instrumentes 



Qaadrat-ZoU 



3.290 





29.374 





14.098 



10.808 



33.901 



4.527 



34.922 



824 



38.444 



543 



713 



791 



979 



535 



513 



800 



533 



554 



333 



820 



083 



550 



151 



818 



622 



539 



Mittel 



10.810 





4.541 



Mittlerer Fehler 









einer einzelnen 









Messung' ... 



+0.010 





±0.009 



