Diese Abmessungen waren die ersten Versuche, welche ein 

 in geometrischen Arbeiten sehr geübter Ingenieur mit dem Ap- 

 parate ausführte, wobei er sich auf meinen Wunsch eines ängst- 

 lichen Strebens nach Genauigkeit absichtlich enthielt, was auch 

 schon aus dem Umstände hervorgeht, dass er zu einer ein- 

 zelnen Messung der Fig. 5 sammt Ablesen und Aufschreiben 

 durchschnittlich nur IV5 Minuten Zeit brauchte. Praktiker wer- 

 den von selbst sehen, wie befriedigend die Uebereinstimmung 

 dieser Versuche ist, und dass eine solche bei den gewöhnlichen 

 Berechnungsmethoden selbst mit Anwendung grosser Sorgfalt 

 schwer erreichbar sei, da z. B. bei Fig. 5 der mittlere Fehler 

 einer Messung nur etwa -j^^ des Ganzen beträgt. 



6. Die Vortheile, welche dieser Apparat bei der Flächen- 

 berechnung geometrischer Zeichnungen gewähren muss, sind 

 demnach so augenfällig, dass es überflüssig ist, dieselben weiter 

 auseinanderzusetzen. Der grosse Zeitgewinn wird vorzüglich 

 dort hervortreten j wo derlei Berechnungen in grosser Anzahl 

 vorkommen, z. B. beim Kataster, wo der Apparat auch zu Re- 

 visionen besonders geeignet ist, weil er grössere Parthien als 

 eine Figur zu behandeln gestattet. Ferner bei Eisenbahnbauten 

 zur Berechnung der zu expropriirenden Parzellenstücke und der 

 zahlreichen Querprofile, u. s. w. Praktiker werden auch den 

 wesentlichen Umstand zu würdigen wissen, dass hier llechnungs- 

 fehler fast gänzlich ausgeschlossen sind, da bei jeder beliebigen 

 Figur nur die Angaben des Instrumentes anfangs und am Ende, 

 also im Ganzen zwei Zahlen aufzuschreiben sind. 



Auf eine besondere Anwendung des Instrumentes , welche 

 in den Wirkungskreis der Naturwissenschaften gehört, erlaube 

 ich mir noch aufmerksam zu machen. Man hat in neuerer Zeit 

 angefangen, mehrere physikalische, besonders meteorologische 

 Erscheinungen durch mechanische Vorrichtungen, sogenannte 

 Autographen, aufzeichnen zu lassen, z. B. den Barometerstand, 

 die Temperatur, die Richtung und Stärke des Windes u. s. w. 

 Diese Apparate stellen die zu messende Grösse, z. B. den Ba- 

 rometerstand, bekanntlich graphisch durch eine krumme Linie 

 dar, wobei die Ordinaten den Barometerstand vorstellen und 

 die Abscissen der Zeit proportional sind. Fig. 7 stellt eine 

 solche Curve dar. Wenn es sich nun darum handelt, den mitt- 



