145 



leren Barometerstand, d. h. den mittleren Werth von y für ein 

 gegebenes Zeitintervall von x = a h'xs x = b tm finden, so ist 

 streng richtig dieser mittlere Werth 



h — a "> 



d. h. gleich der Fläche zwischen der ersten und letzten Or- 

 dinate getheilt durch das zwischenliegende Stück der Abscis- 

 senaxe. Solche mittlere Werthe lassen sich, wie man sieht, 

 mit dem neuen Planimeter eben so leicht als genau finden. Wenn 

 auch gegenwärtig derlei autographische Apparate noch nicht 

 jene Genauigkeit geben, welche erforderlich ist, um aus den 

 graphischen Curven die mittleren Werthe mit gewünschter Schärfe 

 erhalten zu können, so lässt sich doch erwarten, dass die Zu- 

 kunft auch hierin Fortschritte machen und solche Autographen 

 immer mehr vervollkommt bei dergleichen Beobachtungen in 

 Anwendung bringen werde. 



Bemerkungen über die Construction und Adjustirung des Apparates; 

 Untersuchung der verschiedenen Fehlerquellen desselben. 



7. Die Richtigkeit der Leistungen des Apparates hängt von 

 der richtigen Construction seiner Theile, von der genauen Aus« 

 führung derselben und von der scharfen Rectificatiou der Be- 

 wegungen ab, damit diese der theoretischen Voraussetzung ent- 

 sprechen. Ich will nun in Bezug auf die wesentlichen und un- 

 wesentlichen Eigenschaften des Apparates dasjenige mittheilen, 

 was ich durch vielfache Versuche und Untersuchungen gefunden 

 habe. 



a) Es ist nicht nöthig, dass die beiden Grundbewegungen 

 genau auf einander senkrecht stehen, sondern sie können auch 

 einen andern constanten Winkel mit einander bilden. Ist dieser = ^ 

 (Fig. 3) und werden die schiefwinkligen Coordinaten mit a*', y' 

 bezeichnet, so ist für die Bewegung von bis 1 gemäss §. 3 



, x' sin « 



^ sin (a + P) ' 



welcher Werth im Formel (1) gesetzt gibt 



