12Ö 



Blei-Antimonlegirungen haben folgende Härten: 





Härte. 





PbSb» 



Die Spitze drang bei 800 ^. Bei. 2,5 Millim. ein, 





dann die Legirung. 





PbSb* 



Die Spitze drang bei 800 ^. Bei. 2,7 Millim. ein, 





gifung zerbrach bei 900 tH. Belastung. 



PbSb» 



188,1 





PbSb» 



Die Spitze drang bei 500 ^, Bei. 2,5 Millim. ein, 





brach bei 600 ^. Bei. 





PbSb 



107,5 





SbPb2 



82,8 





SbPb3 



66,7 





SbPb« 



64,5 





SbPb» 



63,4 



- 



Härte von Blei- Zinnlegirungen. 







Härte. 





PbSn» 



41,67 





PbSn* 



40,62 





PbSn» 



32,33 





PbSn> 



26,04 





PbSn 



20,83 





SnPb» 



26,04 





SnPb» 



28,12 





SnPb2 



26,04 





SnPb* 



22,92 



zerbrach 



die Lc- 



(Philosophical magazine Vol. 17. p. 114.) 



Hz. 



Secchi, über einen nach dem Princip des Balance- 

 Barometer construirten Barometrographen. — Das von S. 

 construirte Instrument hat neben der genauen Angabe der Verände- 

 rungen des atmosphärischen Drucks den Zweck, die barometrischen 

 Beobachtungen auf Versuchsstationen zu erleichtern, indem das Baro- 

 meter selbst die fortwährenden Druckveränderungen aufzuzeichnen 

 übernimmt. Die Construktion ist im Allgemeinen folgende : Am kür- 

 zeren horizontalen Arme eines starken Halters ist eine gläserne Ba- 

 rometerröhre befestigt von 150 mm Länge und 18 mm Durchmesser, an 

 deren Ende eine cylindrische Erweiterung von 60 mm Durchmesser 

 sich befindet; dieselbe ist auf die gewöhnliche Weise mit Quecksilber 

 gefüllt, 80 dass nach dem Umkehren die Veränderungen des atmos- 

 phärischen Druckes in dem weiten Theile der Röhre beobachtet wer- 

 den; am untern Ende taucht die Röhre in eine tiefe und weite Queck- 

 silberwanne, welche die Bewegungen des Instruments nicht beein- 

 trächtigtigt. Der andere Hebelarm ist ungefähr ein Meter lang 

 und hat eine Neigung von 45 Grad gegen den Horizont; auf ihm 

 befindet sich ein verschiebbares Gewicht zur Herstellung des Gleich- 

 gevrichts. Die Aufhängungsaxe trägt an ihrer Verlängerung einen 

 langen fast vertikalen Zeiger , welcher auf einer Theilung die Bewe- 

 gungen des Instruments markirt, so dass einer Veränderung von einem 

 Millimeter ein Ausschlag von 2 Zoll entspricht. In einer Entfernung 



