342 



ihre Leuchtkraft gemacht, Das dabei angewendete Verfahren ist 

 dasselbe, welches ich früher befolgt und in meiner oben citirten 

 Abhandlung angegeben habe, und welches die Billigung der Sach- 

 verständigen erhalten hat (confr. Jahresbericht über die Fort- 

 schritte und Leistungen der chemischen Technologie und techni- 

 schen Chemie von J. B. Wagner im J. 1860, S. 576). Ich 

 habe wieder ein Photometer von Babinet zu den Bestimmungen 

 der Lichtintensitäten benutzt, welches Hr. Professor Knoblauch 

 mit grosser Gefälligkeit mir zur Disposition gestellt hatte. Die 

 Wahl dieses mit polarisirtem Lichte operirenden Photometers aus 

 der langen Reihe der Photometer habe ich bereits früher motivirt 

 (confr. Dingler's polyt. Journal Bd. 145, S. 130) und erlaube ich 

 mir, auf meine damalige Darlegung der Gründe, sowie auch auf 

 die gegebene Beschreibung der Einrichtung eines solchen Instru- 

 ments Bezug zu nehmen. Vor der Benutzung wurde das Photo- 

 meter gehörig zugerichtet und von Herren Knoblauch genau justirt. 

 Bei den früheren Versuchsreihen hatte ich die Normalkerze 

 vor die Oeffnung für das durchgehende Licht, die zu prüfenden 

 Lichtquellen vor die Oeffnung für das reflektirte Licht gebracht. 

 Lokalverhältnisse veranlassten mich bei den jetzigen Untersuchun- 

 gen die Normalkerze vor die mit ß zu bezeichnende Oeffnung 

 für das durch Reflexion polarisirte und die zu messenden Licht- 

 quellen vor die mit a zu bezeichnende Oeffnung für das durch 

 Brechung polarisirte Licht zu setzen. Zum Normallicht, d. i. zur 

 Lichteinheit, verwendete ich wieder eine 21 Millim. starke Pa- 

 raffinkerze aus der Gerstewitzer Fabrik. Dieselbe wurde in 197 

 Millim. Entfernung von der matten Glasplatte der bezeichneten 

 Oeffnung ß aufgestellt, d. i. 200 Millim. von dem 3 Millim. zu- 

 rückliegenden kleinen Bunde am Rohre, welcher der Bequemlich- 

 lichkeit wegen als fester Punkt bei dem Messen der Distanzen 

 angenommen wurde. Für diese Entfernung der Normalkerze wurde 

 die entsprechende Amplitude der gleichen Lichtstärke von der 

 matten Glasplatte a für die durch den Glasplattensatz des In- 

 struments hindurchgehenden Strahlen ermittelt. Es wurden zu 

 dem Ende Beobachtungen mit 3 Paraffinkerzen o, b und c von 

 21 Millim. Durchmesser angestellt. Stand die Kerze b vor der 

 Oeffnung ß, so betrugen die Distanzen für die Kerze a vor a 

 von 5 zu 5 Minuten beobachtet 170, 176, 182, 159, 170, 177, 

 180, 175, 171, 181 Millim., war Kerze a vor der Oeffnung ß 

 aufgestellt, so war die Amplitude von Kerze b bei 2 Beobach- 

 tungsreihen durchschnittlich 180 resp. 185 Millim., und wenn 

 Kerze c vor der Oeffnung ß sich befand, die Distanz für Kerze b 

 durchschnittlich 180, 171, 175 Millim. Die mittlere Entfernung, 

 vom Bund des Rohres an gemessen, belief sich also auf 175,4 

 oder bis zur betr. matten Glasplatte 172,4 Millim., welcher Werth 

 bei den folgenden Berechnungen der Leuchtkräfte zu Grunde ge- 

 legt worden ist. 



