48 
der Luft in Procenten an. — Um die Gewichtszunahme von einem Milligramm 
bequem ablesen zu können, wird der Apparat mittelst eines knieförmig geboge- 
nen Stabes an den kurzen Arm eines Hebels aufgehängt, dessen langer Arm an 
einem graduirten Bogen hinläuft. An dem Stabe ist eine Schale befestigt, um 
durch Gewichte mit Leichtigkeit den langen Bebelarm gerade auf den Nullpunkt 
einzustellen. Man muss hierüber berücksichtigen, dass während der Aspira- 
tion der Stand des Oeles etwas verändert wird; da dies aber eine Constante 
ist, so kann man leicht im Voraus bestimmen, wie viel Theilstriche der Zeiger 
höher stehen muss, um während der Aspiration auf dem Nullpunkt zu stehen. 
Die Einstellung auf den Nullpunkt muss jeden Tag geschehen. Die Ablesungen 
lassen sich auf bestimmte Zeiten ceontinuirlich machen, wenn man durch einen 
besonderen Apparat alle zwei Minuten z. B. einen Papierstreif gegen den Zeiger 
führen lässt oder noch einfacher durch die in England gebräuchliche photogra- 
phische Methode. — B. hat seinen schon früher (Ann. d. Chem. u. Pharm. Bd. 
XC. p. 19.) beschriebenen Dreh-Aspirator durch Anwendung des Princips des 
Mariotte’schen Gefässes in einen constanten Aspiralor, der in jedem Zeitraum 
eine gleich grosse Menge Luft das Aräometer durchströmen lässt, umgeändert. 
Die Röhre, durch welche das Wasser aus dem oberen Gefäss in das untere ab- 
fliesst, ist oben und unten konisch abgedreht, ebenso auch die Scheidewand, so 
dass beim Umdrehen des Aspirators die Röhre immer die nämliche Stelle ein- 
nimmt. Der Saughahn gestattet nur die Verbindung zwischen der äussern Luft 
und dem obern Gefäss, und mündet in einem gebogenen Röhrchen, so dass die 
aspirirende Wassersäule immer dieselbe senkrechte Höhe hät. — Durch Tempe- 
raturveränderungen trelen auch hier Fehler ein. Bei Erhöhung der Temperatur 
sinkt das Aräometer tiefer ein, steigt aber auch ein wenig durch die Vergrös- 
serung seines eigenen Volumens und dadurch dass die Oberfläche des Oels und 
damit das Aräometer selbst sich hebt. Man compensirt entgegengeselzte Wir- 
kungen dadurch, dass man eine derselben in dem Grade schwächt oder verstärkt, 
dass sie mit den beiden andern in Gleichgewicht kommt. Bequem geschieht 
diese Compensation auf folgende zwei Weisen. Die zuletzt genannte Wirkung 
kann man dadurch sehr verstärken, dass man im Aräometer ein unten offenes, 
mit Luft gefülltes Röhrchen anbringt. Da aber die Anfertigung dieses Compen- 
salionsmittels mit Schwierigkeiten verknüpft ist, so zieht B. vor, die Angaben 
des Aräometers mittelst einer entweder nach Berechnung oder nach unmiltelba- 
rer Prüfung entworfenen Tabelle auf eine bestimmte Temperatur z. B. 50C. zu- 
rückzuführen. Der experimentellen Prüfung gibt er den Vorzug, weil die durch- 
gesogene Luft verschiedene Temperaturen haben kann, wofür doch auch eine 
Berichtigung anzubringen ist, da die Wasserdampfmenge in einem bestimmten 
Gewicht oder Volum einer Luft von bestimmter Temperalur und Spannung an- 
gegeben werden muss. — Der nämliche Apparat mit zwei hinter einander ge- 
stellten Aräometern kann auch dazu dienen, gemeinschaftlich den Wasserdampf 
und die Kohlensäure der Luft zu bestimmen. (Pogg. Ann. Bd. XCIII. p. 343.) 
Nach Haidinger blieb die Donau bei Galacz in 17 Jahren (1836 
bis 1853) fünf Mal offen. Der kürzeste Eisstoss stand (1850 —51) 19 Tage, 
der längste (1840 — 41) 94 Tage. Die mittlere Dauer betrug während dieser 
Zeit 44 Tage. Die Donaumündungen frieren niemals zu. (Wien. Ber. Bd. 
XII. pag. 9.) B. 
Hornstein, Bestimmung der Bahn des ersten Kometen 
vom J. 1847 nebst Bemerkungen über den Uebergang von der 
Parabel zur Ellipse oder Hyperbel. — Der erste Komet des J. 1847, 
welcher von Hind in London im Sternbilde des Cepheus aufgefunden wurde, 
ist vom 6. Februar bis zum 24. April desselben Jahres vielfach beobachtet wor- 
den, und sind genäherte Bahnbestimmungen desselben aus den einzelnen Beob- 
achtungen in grosser Anzahl berechnet worden. H. versucht hier aus der Ge- 
sammtheit der ihm zu Gebote stehenden Beobachtungen eine sich denselben 
möglichst gut anschliessende Bahnlinie und dadurch zugleich einen genauern 
Werth der Umlaufszeit zu erhalten. Zu dem Ende hat er im Ganzen 145 Beob- 
achtungen benutzt, die theils in den astronomischen Nachrichten, theils in den 
Comptes rendus der Pariser Akademie enthalten sind, unter den schon vorhan- 
