147 
Fissterne auch in Sterne von: verschiedenen Grössen. — Der Physiker Wolla- 
sion war der erste, der ein auf rein physikalische Principien gegründetes Photo- 
meter herstellte, welches erlaubte, zwei Lichtquellen oder wenigstens die hinter 
oplischen Linsen entstandenen Bilder dieser Lichtquellen mit, einander messend 
zu vergleichen. Durch Wollaston,, Steinheil, Ritchie, Talbot und Bunsen, die 
Photometer construirten, lässt sich nur reflectirtes Licht. einer Lichtquelle durch 
Vergleichung mittelst des Augenmaasses bestimmen und die Schärfe dieser Be- 
stimmung hängt also lediglich von einer sehr unsicheren Schätzung ab. An der- 
selben Unsicherheit innerhalb gewisser Grenzen leidet Rumfords Photomeler. 
Auch die Erwärmung und chemische Wirkung liefern uns weitere Anhaltspunkte 
zur Construction yon Photometern, welche sich jedoch auch nur unter gewissen 
‚Umständen anwenden lassen und noch weniger sichere Resultate geben. Her- 
schel hat z. B. Bromsilber als photometrische Substanz angewandt; aber darauf 
wirkt nur Tageslicht allein. Als vor 17 Jahren vom englischen Parlament die 
Aufgabe gestellt wurde, photometrische Messungen zwischen dem sogenannten 
Budelicht und gewöhnlichen Gasflammer anzustellen, versagten alle damals be- 
kannten Photometer den Dienst. In einem Gespräch mit dem englischen Inge- 
nieur Parkes zu London über diesen Umstand, fiel Sch. ein Instrument. bei, das 
er damals schon zu München construirt hatte, um die Dauer eines Lichteindruk- 
kes auf das Auge zu messen; ferner dass diese Dauer eines Lichteindruckes, 
da sie in einem gewissen Verhältnisse zu der Intensität des Lichtstrahles 
stehen muss, zugleich auch als Maass dienen könnte, die Intensität oder 
Lichtstärke eines Lichteindruckes zu bestimmen, Die Hauptaufgabe ist hier 
die. Dauer eines Lichteindruckes auf die Relina so genau als möglich zu 
messen. Da die Zeit derselben aber sehr klein ist, so reichen unsere ge- 
wöhnlichen Mess- und Zählapparate nicht mehr hin. Schon vor 30 Jahren, 
als Sch. den Plan zu seinem Instrumente entwarf, war er überzeugt, dass man 
bei Messung so kleiner Zeiträume nie ein beachtenswerthes Resultat erhalten wür- 
de, wenn die Maschine, die den Eindruck im Auge erregt und diejenige, welche 
die Zeit seines Anfanges und Endes misst, von einander abgesondert oder nicht 
ein und dieselbe wären. Deshalb wählte Sch. ein einfaches Pendel, dessen Schwin- 
gungen die Zeit angaben, während dessen Linse den: zu messenden Lichteindruck 
im Auge erregte. Da einfache Pendel von solcher Kürze nicht wohl zu construi- 
ren waren, die schnell genug vibrirten, um so. kleine Zeiträume zu messen, 
zog Sch. der Pendelstange eine Stahlfeder vor, die an ihrem unteren Ende 
befesligt, an ihrem oberen Ende statt der Linse einen rectangulären Schirm aus 
dünnem, geschwärztem Kupferblech trägt, der in der Mitte yon einer reclangu- 
lären Oeffaung von bekannter Grösse durchbrochen ist. — Das ersie Instru- 
ment dieser Art construirte Sch. noch in England und legte es 1843 der Mün- 
chener Akademie vor. Als Erstling hatte es natürlich noch manche Unvollkom- 
menheiten an sich, die im Laufe der Zeit verbessert worden sind, so dass es sich 
jetzt seit einigen Jahren durch den Gebrauch bewährt hat. Die Länge der freien 
Feder ist —= 438mm, die Breite 8mm und dıe Dicke 0,6mm. Die Feder ohne 
Schirm macht als Mittel, aus zahlreichen Beobachtungen gewonnen, 159 doppelte 
Schläge in der Minute bei 160 R. Jeder der Schirme wiegt 3,765 Grm. und 
durch dieses aufgestellte Gewicht werden die Schwingungen der Feder auf 120 
Doppelschläge verlangsamt. Die Feder kann nach Gefallen verkürzt werden, um 
innerhalb einer gewissen Grenze jede mögliche Anzahl von Schwingungen her- 
vorzubringen. Je kürzer die Feder ist um desto mehr retardirend wirkt der 
Schirm auf die Schwingungen. Eine vertikale eylindrische Säule, an der die 
Feder befestigt ist, trägt an ihrem oberen Ende eine horizontale, von Dioptern 
geschlossene Röhre in solcher Höhe, dass der Schlitz in dem Schirme der vi- 
brirenden Feder während jeder Vibration die Axe dieser Diopterröhre einmal 
schneiden muss. Geselzi nun wir bringen das Auge an das Ocular-Diopter der 
horizontalen Röhre, so wird, so lange die Feder in Ruhe ist, der schwarze 
Schirm das Eindringen jedes Lichtstrahles in unser Auge durch die Diopter ver- 
hindern. Bringen wir jedoch die Feder in Schwingungen von einer dem Dia- 
meter des Schirmes angemessenen Amplitude, so wird, indem die Oeflnaung im 
