4 DETERMINAZIONI DI GRAVITÀ RELATIVA 



der di Vienna, e di determinare, poi, le eostanti specifiche dei quattro 

 pendoli. Un buon pendolo Hawelk è annesso all'apparecchio : e in questi 

 ultimi mesi ho potuto aggiungervi un ottimo cronometro a interruttore 

 elettrico, di Weichert. 



Il lavoro attuale è stato compiuto eoi mezzi dell'Istituto di Geodesia, 

 avvalorati dalla generosa cooperazione del Comm. Florio, il quale diede 

 a me ed ai miei compagni libero transito sui piroscafi della N. G-.L, ed 

 integrati dalla compiacenza del Ministero della Marina, che mise a mia 

 disposizione i semafori delle isolette nelle quali avevo divisato di re- 

 carmi. Mi è grato qui di esternare ad entrambi la mia riconoscenza : 

 come anche è doveroso, da parte mia, inviare un pensiero di gratitudine 

 al Comm. Caruso, rappresentante in Favignana il Comm. Florio, al Sin- 

 daco di Pantelleria, cav. Errerà, e al cav. Adragna di Trapani che molto 

 cooperarono a facilitarmi gli impianti : né, per ultimo, debbo dimenticare 

 il personale della N. G. I., uè quello dei semafori, che ci colmarono sempre 

 delle maggiori cortesie. 



La spedizione si componeva di me, di un aiutante e di un servente 

 meccanico. Non descriverò il bagaglio scientifico di cui disponeva, giac- 

 ché era il solito che si porta in simili casi. Di regola, montato e rego- 

 lato l'Hawelk in ciascuna stazione, si lasciava oscillare liberamente al- 

 meno dodici ore, onde dargli tempo di rassettarsi : poi veniva determi- 

 nato lo stato assoluto col metodo delle altezze di astri nel primo ver- 

 ticale, che era per me il preferibile per tante ragioni. L'istromento ado- 

 perato era un teodolite Starke grande modello, con riflettore avanti l'ob- 

 biettivo; e mi ha reso ottimi servigi, non avendo l' inconveniente del 

 gran peso che ha l'Universale astronomico ordinario, e presentando ai 

 micrometri la stessa sensibilità di quello. Le determinazioni singole di 

 tempo non erano meno di dieci, distribuite nelle due posizioni del cir- 

 colo zenitale. 



Per assicurarmi della regolarità di andamento dell'Hawelk, soleva il 

 più delle volte confrontarlo con un cronometro Weichert (diverso da 

 quello di cui sopra è parola e che allora non possedevo) da dieci anni 

 studiato e di andamento molto regolare; ho sempre trovato che insen- 

 sibile era la divergenza fra i due orologi. Anzi, nella stazione di Aecli- 

 mazione, avendone il comodo, volli in altro modo assicurarmi dell' en- 

 tità di un eventuale andamento periodico diurno nel Weichert, non con- 

 tando, naturalmente, la marcia, che è un andamento progressivo. De- 

 terminai, cioè, la durata d'oscillazione del pendolo n. 116, di tre in tre 

 ore, dalla mattina del 22 settembre, sino alla mezzanotte del detto giorno, 

 riducendo i risultati solo al vuoto, alla temperatura 0° e all'ampiezza infi- 



