122 



zug. Der Sexlanl hatte 6 Fiiss im Radius und ruhte mit einer in der Gegend 

 seines Schwerpunktes angebrachten halbkugelförraigen Schale auf einer metalle- 

 nen Kugel , die sich aber an dem hölzernen Stalivpfeiier befand und um eine 

 in den Pfeiler eingehende lolhrechte Axe gedreht werden konnte. Um ein voll- 

 ständiges Gleichgewicht in jeder Lage des Instruments herzustellen und zugleich 

 den Druck der bedeutenden Metallmasse und die Reibung zu vermindern, wur- 

 den mit dem Sextanten und zwar mit verschiedenen Punkten desselben, Gegen- 

 gewichte durch Stricke, die über Rollen an den Wanden und an der Decke 

 des Gebäudes liefen, in Verbindung gebracht, so dass der Sextant sogar mit 

 einer Hand sehr leicht zu behandeln war. Nachdem er schon annähernd auf 

 die beiden Sterne eingestellt worden war, wurde die feinste Bewegung durch 

 zwei Mikrometerschranben gegeben, von denen die eine auf das ganze Instrument, 

 die andere nur auf die Albidade wirkte. Bei diesem, wie bei allen seinen übri- 

 gen Instrumenten wandte H. die von Tycho erfundenen Diopter an, deren Con- 

 struction folgende war. Im Centrum des Sextanten senkrecht gegen die Ebene 

 desselben war ein hölzerner Cylinder von 2 Zoll Durchmesser angebracht ; die 

 beiden Diopter an der Alhidade und dem Nullpunkte der Theilung hatten jede 

 zwei parallele Spalten, die durch eine Einrichtung beliebig erweitert oder ver- 

 engert werden konnten, deren innere Ränder aber immer um die Dicke des 

 €ylinders von einander entfernt blieben. An diese Diopter hielten die beiden 

 Beobachter ihre Augen und bewegten nur den Sextanten und die Alhidade, bis 

 jeder durch die beiden Spalten seiner Diopter den Stern gleich gut auf beiden 

 Seiten des Cylinders sehen konnte. Die Eintheilung war von 5 zu 5 Minuten; 

 durch Transversallinien konnten einzelne Minuten abgelesen werden ; ein Ver- 

 nier gab 5 Secunden und eine Mikrometerschraube, die indessen nie gebraucht 

 wurde, einzelne Secunden, ja Theile derselben an. — Um die Fehler des Sextan- 

 ten zu ermitteln, hat L. unter den mit diesem Instrument gemessenen in Hevels 

 Machina coelestis enthaltenen Fixstern -Distanzen 48 solche ausgewählt, die ent- 

 weder an mehreren Tagen oder wenigstens mehrere Male an einem Tage beobach- 

 tet waren und bei denen zugleich eine möglichst kleine Unsicherheit der Re- 

 fraction wegen der ungenauen Zeilangaben und den meistens fehlenden Uhrcor- 

 rectionen zu befürchten war. Dieselben Distanzen berechnete L. aus den im 

 Nautical Almanac für 1853 gegebenen, aber um den Betrag der eigenen Bewe- 

 gung seit H.'s Beobachtungszeit, die aus Argelanders Catalog entnommen wur- 

 den , corrigirlen scheinbaren Oerter der Fixsterne. Für die Berechnung der 

 Refraction benutzte L. Bessels Tafel, wobei er folgende Thermometerstände an- 

 nahm, die sich auf Kleefelds Beobachtungen in Danzig von J 807 bis 1838 grün- 

 den und so entstanden sind , dass die mittleren Temperaturen für 101' Abends 

 überall um l» verringert wurden , weil klare Nächte in der Regel kälter sind 

 als trübe. 



Jan. 15. — 3,07. 1. Juli 15 -f 140,9 1. 

 Febr. 14. — 2,0 August J5 + 14,7 



März 15. + 0,4 Seplbr. 15 + 11,3 



April 15. 4- 4,3 Oclbr. 15 -j- 7,1 



Mai 15. 4- 8,7 Novbr. 15 -{- 2,2 



Juni 15. 4- 12,5 Decbr. 15 — 1,2. 



Aus der von L. ausgeführten Vergleichung gehl hervor, dass H. sich bei den 

 unmittelbar wiederholten Messungen einer Distanz nicht hat von einer vorgefass- 

 ten Meinung täuschen lassen, denn dadurch hätte jedenfalls eine grössere Ueber- 

 einstimmung zwischen der unmittelbar nach einander wiederholten, als zwischen 

 den an verschiedenen Tagen und Jahren unter verschiedenen Observations- und 

 Refractions- Verhältnissen gemachten Beobachtungen herbeigeführt werden müs- 

 sen. Weiter beweist dieselbe, dass H. sehr umsichtsvoll verfuhr und die ein- 

 zelnen Beobachtungen nicht immer auf gleiche Weise vollführte, sondern sie 

 vielmehr so anordnete, dass durch ihre Verbindung gewisse constante Fehler 

 eliminirt wurden. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass er den Wechsel der Be- 

 obachter an den beiden Dioptern sich zur Regel gemacht hatte. — H. spricht 

 es vielfach aus, wie sehr es ihm angelegen gewesen, die Diopter, nachdem sie 



