22T 



misch veränderte Theilchen des Glases auf den Unterlagen zurück. Den Anfang 

 des Leitungsvermögens für Galvanisraus fand ß. bei verschiedenen Glassorten 

 zwischen 200 und 220" (Becqnerel bei 300"). Auch der Strom einer einfa- 

 chen Kette wurde geleitet, aber immer electroly tisch. Durch Versuche mit der 

 Wippe ergab sich die Polarisation , welche bis durch 10 Paare einer Platinzink- 

 kette bei 250" im Maximum hervorgebracht werden konnte, mit der Zahl der 

 Paare wachsend. Dass auch bei so vielen Kelten das absolute Maximum nicht 

 erreicht war, erklärt sich daraus, dass dies nicht durch grosse electromotorische 

 Kraft, sondern durch grosse Stromstärke bedingt wird, welche hier immer noch 

 nicht vorhanden ist. Darauf wurden durch denselben Strom zwei solche Glas- 

 apparate hinter einander polarisirt, das eine in einem Sandbade von 230", das 

 andere bei Kirschrothglulh. Auch hier nahm die Polarisation mit steigender 

 Temperatur ab. — Nach diesen Versuchen bleibt kein Körper übrig, welcher 

 bei zunehmender Temperatur leitender wurde und nicht electrolytisch leitete. 

 Es ist deshalb auch unnothig, zur Erklärung der scheinbar unvollkommen elec- 

 trolytischen Leitung der erwähnten Körper zu der von Foucaull vertretenen An- 

 sicht seine Zuflucht zu nehmen, dass electrolylische und metallische Leitung zu- 

 gleich vorkommen. Die milgetheilten Versuche zeigen wiederum," dass auch in 

 Fällen, wo die electrische Wirkung ganz oder zum Theil zu fehlen scheint, die- 

 selbe immer nachzuweisen ist, dass also auch von den schwächsten Strömen ein 

 Electrolyt nicht ohne Zersetzung durchflössen werden kann, und dass demnach 

 im Sinne der Zweigströme metallische und electrulytische Leitung in derselben 

 Substanz unvereinbar sind. (Monatsber. d. Berl. Äkad. p. 301.) B. 



Walf erdin, über das Hypsothermometer. — Bereits 1841 

 hat W. dies Instrument angegeben, das zur Berechnung der Hohen aus der auf 

 das Genaueste angegebenen Temperatur des Dampfes, der sich aus kochendem 

 Vi^asser entwickelt, dienen sollte. JNolhwendigerweise müssen darum die beiden 

 festen Punkte unter dem Druck von 760mm Quecksilber bestimmt werden. Die 

 Resufele werden um so sichrer seiu, je kleinere ßruchtheile eines Grades die- 

 ses Thermometer angibt. Endlich ist es unumgänglich nolhwendig, dass das 

 Instrument während der Beobachtung so weit in die Dampfsäule eintauche, bis 

 wohin das Quecksilber bei dieser Temperatur aufsteigt. Die einzelnen Grade 

 müssen daher eine bedeutende Länge einnehmen, ohne dass aber die Länge des 

 Instrumentes dadurch zu einem Hinderniss werde, denn es darf keine zu hohe 

 Dampfsäule gefordert werden , die sich wegen des störenden Einflusses der bei 

 höheren Stationen kälteren Atmosphäre nicht bei einer constanteu Temperatur 

 erhalten könnte. Beide Bedingungen scheinen im Widerspruch zu einander zu 

 stehen und doch waren sie zu erfüllen , wenn das Thermometer mit Gewissheit 

 und Leichtigkeit sollte zu Höhenmessungen verwendet werden. Um lange Grade 

 auf einem sehr kurzen Instrumente zu erhalten , das zugleich den Gefrier- und 

 Siedepunkt angibt, hat W. eine Zwischenkammer angebracht und dadurch die 

 Röhre seines Hypsothermometers in zwei Theile getheilt, von denen jeder eine 

 Skala trägt. Die erste dient für den Nullpunkt, und die andere zur Angabe der 

 Temperatur des siedenden Wassers auf den verschiedenen Stationen , wo das 

 Instrument gebraucht wird. Das Quecksilber, von dem Punkt an ausgedehnt, wo 

 die Theilungen der untern Skale aufhören , befindet sich also zu Anfang der 

 Beobachtung in der Zwischenkammer und tritt von hier in die obere Röhre. Das 

 Reservoir des Hypsothermometers nimmt nur einen sehr kleinen Raum ein (22mm 

 Länge auf 5mm Durchmesser) ; die Länge der unteren Skale beträgt nur 25mm 

 und die der oberen 140mm. Nichts desto weniger nimmt ein Centesiraalgrad die 

 Länge von 18mm ein, während doch die des ganzen Instrumentes sich nur auf 

 210mm belauft. Aus einer Reihe von 29 Beobachtungen, die auf den Bergen in 

 der Umgegend des Genfersees von Burnier, Dufour und Yersin stationsweise bis 

 zu einer Höhe von 2040 Metern ausgeführt worden sind und wobei man nach 

 Regnaults Angaben den Luftdruck nach der Temperatur des siedenden Wassers 

 berechnete, resultirt ein mittlerer Unterschied im Druck von 0,mra29 und in der 

 Temperatur von 0",012. Letzterer entspricht dem fünften Theile einer Theilung 

 dieses Instrumentes , die noch mit Genauigkeit abgelesen werden kann. Verlan- 



