Seebecks Piinr.ip einen voükommneren Apparat zu conslruiren, und führt als die 

 dabei im Auge gehabten Bedingungen grösserer Brauchbarkeit namentlich folgende 

 Punkte an: der Hebel muss sehr empfindlich sein, was einmal durch genaues 

 Aufhängen im Schwerpunkte, zweitens aber Anwendung eines stärkeren Hebels 

 für grössere Härten und eines leichleren fiir geringere Härten erreicht wird. — 

 Die zu untersuchenden Oberflächen müssen möglichst eben und glalt sein ; beides 

 wird erlangt entweder durch frische Theiiung oder durch Schliff, bei welchem 

 letzteren namentlich darauf zu sehen ist, dass die Fläche wirklich die zu unter- 

 suchende Lage gegen die Krystallaxen erhalle. Die Prüfung geschieht durch 

 Spiegelung wobei alle Bilder rein umgränzt und nnverzogen erscheinen müssen; 

 — die ritzende Spitze muss der untersuchten Fläche an Härte so viel überle- 

 gen sein, dass ihre Abnützung nicht zu schnell erfolgt; über der Härte 5 (Mohs) 

 sind daher stalt des Stahles Diamantspilzen anzuwenden; — die Spitze muss 

 möglichst viele und stets bestimmte Lagen gegen die Oberfläche einzunehmen 

 fähig sein. Hierzu ist nölhig , dass die Krystallfläche genau horizontal einge- 

 stellt werde, die Spitze aber in ihrer Richtung gegen dieselbe beliebig geändert 

 werden kann; — die Bewegung des Kryslalls muss nach Belieben regulirt wer- 

 den können, und gleichzeitig ein Mittel der Beurlheilung gegeben sein, ob die- 

 selbe gleichförmig vor sich gehe; — der Apparat muss es erlauben, dass Kör- 

 per der verschiedensten Gestalt und Dimensionen der Prüfung unterzogen wer- 

 den. Der nach diesen Principien construirte Apparat besteht im Wesentlichen 

 zunächst aus einer auf drei Füssen ruhenden Scheibe, über welcher eine zweite 

 etwas grössere Scheibe so aufliegt, dass sie um die Axe einer im Mittelpunkt 

 angebrachten Schraube auf der ersten bewegt werden kann. Mitten über der 

 obersten Scheibe gehen drei stählerne Schienen und an dem einen Ende dersel- 

 ben,, belindet sich eine hohle Säule, in der ein solider messingerner Cylinder 

 auf und nieder bewegt werden kann. An seinem oberen Ende geht derselbe in 

 zwei Backen aus , zwischen denen der Aufhängungspunkt des Hebels angebracht 

 ist , an dessen einem Ende nach unten zu die konische Spitze sich befindet, 

 welche zum Ritzen benutzt werden soll , während am andern Ende nach oben 

 eine Tabelle angebracht ist. Der zweite Hauptbestandlheil des Apparats ist ein 

 Wagen, der den zu uniersuchenden Krystall trägt. Derselbe hat drei Räder, die 

 auf den beiden äusseren und der millelsten Schiene laufen und über derselben 

 eine runde Scheibe, die mit einer Kreistheiliing versehen ist. üeber derselben 

 befindet sich eine kleinere Scheibe, welche auf der ersten derartig gedreht wer- 

 den kann, dass man den Drehungswinkel an der Theiiung ablesen kann. Durch 

 den Mittelpunkt beider Scheiben geht ein Stift der in weniger Entfernung über 

 der oberen eine dritte Scheibe trägt , und dessen Drehung vermöge einer Ein- 

 zahnnng gleichzeitig eine Drehung der mittleren Scheibe hervorruft. Die oberste 

 Scheibe tragt emen Supportschlilten, der vermittelst einer Schraube verschiebbar 

 ist, und auf ihm befindet sich eine Messingplatte in der ein zweiter Schlitten 

 durch eine Schraube bewegt werden kann , der endlich den zu prüfenden Kry- 

 stall trägt , zu dessen genau horizontaler Einstellung durch die oberste Platte 

 bis zur mittleren drei Schrauben angebracht sind. Die unterste Scheibe des 

 Wagens trägt an ihrem der Säule enlgegengesctzt liegenden Ende einen Haken, 

 an dem ein Faden befestigt wird, der über eine feste Rolle geht, und eine 

 Schale trägt, in welcher Gewichte zur Fortbewegung des Wagens angebracht wer- 

 den können. Mittelst dieses Instruments kann die Untersuchung auf dreierlei 

 Weise geführt werden: Erstens, man bestimmt das Gewichtsminimum, welches 

 in einer über der konischen Spitze befindlichen Schale aufzulegen ist, so dass 

 noch nach irgend einer Richtung eine Ritze hervorgebracht werden kann. Hier- 

 auf lässl man den Krystall so oft unter der mit diesem Gewicht belasteten Spitze 

 weglaufen bis ein sichtbarer Riss hervorgebracht wird und notirt die Zahl der 

 dazu nöthigen Bewegungen. Zweitens, man bestimmt das Gewichtsmaximum mit 

 welchem nach irgend einer Richtung ein Rilz möglich ist, d. h. das Gewichts- 

 minimum mit welchem die härteste Richtung des Krystalles noch angegrifTen 

 wird, hängt darauf die Gewichtsschale an den Wagen und bestimmt die aufzu- 

 legenden Gewichte, damit der Krystall unter der mit jenem Maximum auf ihn 



