44 



wegen dessen Beschreibung wir jedoch auf das Original verweisen 

 müssen. Die Messung mit diesem Instrument soll die bisher an 

 Schärfe unübertroffene Frauenhofer'sche Methode ersetzen, ohne jedoch 

 die manchfachen Schwierigkeiten derselben mit sich zu führen. In 

 einer Nachschrift von W, Weber in Göttingen wird der Apparat 

 noch besonders empfohlen. F. W. 



Jamin, Neuer Interferenti al -Reflector. — Der neue 

 Apparat, der vor dem älteren Arago'schen entschieden den Vorzug 

 verdient, ist eine Anwendueg der Erscheinung, welche unter dem Na- 

 men der Ringe dicker Platten bekannt ist. Eine Parallelplatte von 

 recht reinem Glase wird auseinander geschnitten, der eine Theil auf 

 einem Gestell befestigt, und damit ein Bündel paralleler Lichtstrahlen 

 aufgefangen. Das Bündel trennt sich in verschiedene Theile, in der 

 das eine von der Vordei fläche des Glases reflectirt wird, das andere 

 dagegen gebrochen in das Glas eindringt, von der Hinterfläche des 

 Glases zurückgeworfen , das Glas zum zweitenmal durchläuft und an 

 der Vorderfläche wieder austritt. Beide Strahlen sind parallel und 

 fallen nur auf die zweite Glasplatte, die in einiger Entfernung, genau 

 parallel der erstem aufgestellt ist. Hier wiederholt sich der Vor- 

 gang, jeder Strahl theilt sich wieder in 2, so dass man 4 Strahlen 

 bekommt. 3Ian findet leicht, dass 2 dieser Strahlen miteinander zu- 

 sammenfallen, sich vollständig decken müssen, das ist der von der 

 Vorderfläche des erstem und der Ilinterfläche des zweiten und der 

 von der Hinterfläche des ersten und der Vorderfläche des zweiten 

 Glases reflectirte Strahl. Beide Strahlen fallen in einander. Sobald 

 die Platten aber nicht mehr parallel sind, sondern geneigt stehen, 

 interferiren diese beiden Strahlen, und man sieht das Bild schon 

 mit blossen Augen durchfurcht von Interferenzstreifen. Der Ap- 

 parat ist demnach ein sehr einfacher, er gibt Furchen von ausser- 

 ordentlicher Breite und Festigkeit. Der Apparat lässt auch noch eine 

 andere höchst interessante Anwendung zu. Schaltet man nämlich in 

 den Gang der von der ersten Platte reflectirten Strahlen zwei mit 

 demselben Medium gefüllte Röhren ein, so zeigen sich auch hier die 

 Fransen. Verändert man aber die chemische oder physikalische 

 Beschaffenheit des Mediums in der einen Röhre (und dadurch die 

 Geschwindigkeit des sie durchlaufenden Strahles), so gibt sich dies 

 sofort durch eine Verschiebung des früheren zu erkennen, Folgende 

 Beispiele zeigen, wie wichtig diese Anwendung zu werden verspricht, 

 1) Schaltet man in den Gang der Strahlen einen Trog mit Wasser 

 ein, und stellt in die Nähe des eines Strahls eine in Wasser lösliche 

 Platte, so bewirkt man sofort eine Verschiebung der Interferenzstrei- 

 fen. So sieht man Zink, Eisen und Rlei sich im lufthaligen Wasser 

 lösen. Auf diese Art lassen sich die schwächsten chemischen Ver- 

 änderungen erkennen. 2) Breitet man durch eine Flüssigkeit einen 

 electrischen Strom, so ändert die Electrolyse die Dichtigkeit und Licht- 

 geschwindigkeit am Conlact der Electroden. Im schwefeis. Kupfer- 



