338 



l. n 



Aus drei dieser Grössen, kann daher die vierte immer bestimmt 

 werden. Bei einem männlichen Moschusbock, Cerambyx moschatus, 

 betrug beispielsweise die Länge der Reibeleiste 1 Mm. ; auf derselben 

 wurden 364 Rillen gezählt. Er bewegte die scharfe Kante der Vor- 

 derbrust ungefähr 6 mal in der Secunde über seinen Schrillapparat, 

 so dass für jeden Ton 0,17 See. Zeit verstrich. Daraus berechnet 

 sich der Schrillton dieses Käfers 



1. 364 



ÖTTT = 2141 



und diese Zahl stimmt nahezu mit der Schwingungszahl des Tones 

 ä"" überein. Die Verf. dehnen diese Betrachtungen auch auf fossile 

 Insecten aus , bei denen die Anzahl der Rillen und die Länge der 

 Reibleiste sich in manchen Fällen feststellen lassen, indem sie für 

 jene hypothetisch eine ähnliche Zeit für das Anstreichen des Ras- 

 pelorganes annehmen, wie bei den verwandten lebenden Insecten. — 

 (Togg. Annal. 150 pag. 565 — 575,^) Kss. 



Friedrich C. G. Müller, über ein neues Tangenten- 

 Galvanometer und ein Rheocord. — 1. Die gewöhnliche 

 Tangentenbussole hat für die practische Anwendung die Unbequem- 

 lichkeiten, dass ihre Empfindlichkeit mit der Grösse des Ausschlags- 

 winkels abnimmt und dass die Ablesung nicht fein sowie des Schwin- 

 gens der Nadel halber nicht hinreichend schnell bewirkt werden 

 kann. Ausserdem ist bei längeren Messungsreihen die Umrechnung 

 in chemisches Mass sehr zeitraubend. Die neue Tangentenbussole 

 ist frei von diesen Nachtheilen ; dieselbe unterscheidet sich von der 

 gewöhnlichen Tangentenbussole in den Vorrichtungen zum Ablesen 

 und zum Dämpfen. Eine dicke Nadel, 14 mal kürzer als der Ring- 

 durchmesser ist an einem Messingstäbchen befestigt, welches an 

 einem Coconfaden aufgehängt wird und in einer zur Lage der Mag- 

 netnadel rechtwinklig angebrachten horizontalen Hülse ein; dünn 

 aber gleichmässig ausgezogenes Glasröhrchen als Index trägt. In 

 den Enden des Glasröhrchens sind zwei dünne Platindrähte .einge- 

 schmolzen und es liegen die nach oben gebogenen Spitzen derselben 

 mit dem, das ganze System tragenden Coconfaden in einer Ebene, 

 zu welcher die Magnetnadel rechtwinklig eingestellt sein muss. 

 Man kann über die beiden Platinspitzen und den Faden mit der 

 grössten Schärfe visiren. Die Dämpfung der Nadel wird dadurch 

 bewirkt, dass sie in Glycerin, welches mit i / s Wasser verdünnt ist, 

 eintaucht. Das Glycerin befindet sich in einem in das Tischchen 

 der Bussole eingelassenen Glase. Die so bewirkte Dämpfung ist so 

 vollständig, dass sich die Nadel fast ohne Schwingung einstellt. 

 Ganz reines Glycerin verlangsamt die Bewegung der Nadel sehr 

 stark, ist aber sonst ohne Einfluss auf ihre Empfindlichkeit. Um 

 diese Bussole zu benutzen wird der Ring der Uniwindungen in den 

 magnetischen Meridian eingestellt. Ebenfalls im magnetischen Meri- 



