245 



schwierig sichtbare Objecto namentlich für Lampenlicht wählt man 

 solche S r « - 1 1 1 1 1 1 lt der <'iiinic!i>.it<M linse, dass dieselbe das Maximum der 

 Condensatiot gfebt. Ist nämlich p däx Brennweite detf Spiegels, 

 p der Lfnse, d ihr Abstand, d die Helligkeit, 'jetie de* Sormenbil 

 des mit blossem Auge als Einheit gesetzt: so ist '/' = IÖ656 



S p-rP — | — * — ( wo j. ( |i e halbe Oeffnung des .Spiegels be- 

 I p ) ]> - 



deutet. Man kann leicht d' bis auf 3000 und 4000 bringen, was für 

 alle Fälle genügt selbst beim Lampenlicht, am besten ist eine gute 

 Petroleumlampe mit Kreisbrenner. Operirt man mit polarisirtem 

 Lichte, so wird nebst der aplanatischen Linse noch der Ocularnicol 

 oder aber die Herapatitplatte, erster unterhalb gegen den Spiegel 

 zu, letzte oberhalb der Linse angebracht. DerNicol hat einen Quad- 

 ratzoll Oeffnung, die Herapatitplatte eine kleinere, da sie das be- 

 reits durch dieCondensationslinse in einem schmalen Kegel conden- 

 sirte Licht empfängt. Das Licht ist hier weniger schwächer als das 

 bei gewöhnlichem Licht; die Farben polarisirender Gegenstände sind 

 ungemein glänzend und etwaige Messungen im polarisirten Lichte 

 können unter den günstigsten Verhältnissen für scharfes Sehen 

 durchgeführt werden. Natürlich liegen die Grenzen der anwendba- 

 ren Vergrösserung für polarisirtes Licht bei gleicher Lichtquelle wie 

 für einfaches Licht etwas tiefer, da doch in der Herapatitplatte und 

 im >'icol ein gewisser Lichtverlust eintritt. Aber selbst im polari- 

 sirten Lichte kann man alle Beobachtungen bis zu 700- Vergrösse- 

 rung bei Sonnen- und Lampenlicht vornehmen. Bei Immersion ist 

 ilarauf zu sehen, keinen zu grossen Lichtverlust durch Anwendung 

 von Vergrösserungen über 750 zu veranlassen, wird auch nie erfor- 

 derlich sein, da in Pflanzenzellen abgesetzte Krystalle mit höchstens 

 508 Vergrösserung ganz deutlich und messbar erscheinen, für ge- 

 wöhnliches Licht, wenn das Universalmikroskop als Goniometer fun- 

 girt, als auch für polarisirtes Licht, wenn es Polarimeter wird. End- 

 lich drittens ist am Objectivtiseh das Objectivmikxometer mit einer 

 Schraube von 0,01" Schraubenganghöhe und mittelst Nonius an der 

 in 108 Theile getheilten Trommel noch 0,00001" angebend, so befe- 

 stigt, dass man mittelst der Schraube s mit Gegendruck einer Stahl- 

 feder den Schlitten des Schraubenmikrometers einige Grade gegen 

 den Horizont neigen kann. Auf der entgegengesetzten Seite bei h 

 befindet sich eine Nute, in der sich der Schlitten auf und ab bewegt 

 und durch eine darunter liegende Feder mit Gegendruck in seiner 

 Lage unverrückt erhalten wird. In der Mitte des Schlittens bei i 

 befindet sich eine in der Mitte kreisförmig durchbrochene, ebenfalls 

 kreisförmige um eine vertikale Achse, die optische Achse des Mi- 

 kroskops oder um eine dieser parallelen Achsen drehbar ist. Ueber 

 dieser Oeffnung c befindet sich das Ende der Mikroskopröhre, an der 

 die verschiedenen Objective anzuschrauben sind. Am obern Ende 

 bei hk ist ein getheilter Kreis mit einer Druckscheibe d befestigt, 

 so dasa sein Mittelpunkt in der Geraden durch die optische Achse 



