246 



des Rohres und durch den Kreuzungspunkt zweier im Ocular aus- 

 gespannter Fäden sich befindet. Der Kreis ist in ganze Grade ge- 

 theilt und hat 3,5" Durchmesser. Ein Nonius mit Mikrometerschrau- 

 be zur feinen Einstellung mit Druckschraube giebt die feine Ein- 

 stellung und eine Ablesung von 4 Minuten im Bogen direct, durch 

 Schätzung 0,4 oder 24 Secunden. Diese Vorrichtung dient als Ocu- 

 largoniometer und zu. einigen Beobachtungen im polarisirten Lichte. 

 Das obere Ende der Mikroskopröhre hat drei Schlitze zur Aufnahme 

 dreier Mikronietersckrauben, welche auf einen Ring, der in dem 

 Brennpunkt der letzten Linse durch Verschieben eingestellt werden 

 kann, wirken, so dass der Kreuzungspunkt der Fäden genau in die 

 optische Achse, dem Mittelpunkt des Kreises entsprechend und in 

 den Brennpunkt des letzten Oculars einstellbar ist. Letzte Einstel- 

 lung wird durch die Verschiebung des Ringes zugleich mit der durch 

 Schlitze in der Ocularröhre durchgehende Stellschrauben bewirkt, 

 es fällt dann das Bild genau in die Ebene der Fäden und jeder 

 Punkt desselben kann durch die Bewegung des Schlittens mittelst 

 der Mikrometerschraube des Objectivmikrometers und in der dazu 

 senkrechten Richtung durch die Schraube k mit Federdruck, sowie 

 durch Drehung der kreisförmigen Scheibe i mit dem Kreuzungspunkt 

 der beiden Fäden oder blos mit einem derselben in Contact ge^ 

 bracht werden. Eudlich lassen sich über dem Ocular mittelst Druck- 

 schraube oder blosses Aufstechen ein Nicol'sckes Prisma, eine He- 

 rapatit- oderTurmalinplatte oder ein Obsidianspiegel befestigen, wenn 

 im polarisirten Lichte beobachtet wird. Das ganze Mikroskop sammt 

 Tischchen lässt sich über dem Objectivnicol um eine verticale Achse 

 drehen, so dass man das polarisirte Licht auslöschen kann, ohne den 

 untern oder obern Nicol zu berühren, was für einige Beobachtungen 

 nothwendig ist. Verf. beschreibt nun die einzelnen Verwendungen 

 dieses Mikroskops noch besonders und zwar als Mikrometer und als 

 Sphärometer, als Faden- oder Oculargoniometer, als Polarisations- 

 goniometer, als Astrometer, Positionsmikrometer und zur Ingenieur- ■" 

 Photographie, als Spektromikroskop und giebt eine Abbildung des 

 Mikroskops selbst, wegen dieser Abschnitte müssen wir auf das Ori- 

 ginal verweisen . — (Trager Sitzungsberichte 1874 nro 5 S. 131 — 147.) 

 Chemie. J. Volhard, neue Methode der massanalyti- 

 schen Bestimmung des Silbers. — Die löslichen Rhodanver- 

 bindungen erzeugen in sauren Silberlösungen einen weissen käsigen 

 Niederschlag von Rhodansilber, der äusserlich von Chlorsilber nicht 

 zu unterscheiden ist, er ist in Wasser und verdünnten Säuren eben- 

 so unlöslich wie Chlorsilber, so dass die vom Rhodansilber abfil- 

 trirte Flössigkeit, wenn genügend Rhodansalz zugesetzt worden, 

 durch Salzsäure oder Kochsalzlösung nicht im mindesten getrübt 

 wird. Den gleichen Niederschlag von Rhodansilber giebt mitSilber- 

 ösung auch die blutrothe Lösung des Eisenoxydrhodanats, indem ihre 

 Färbung augenblicklich verschwindet. Tropft man also eine Lösung 

 von Rhodankalium oder Ammonium zu einer sauren Silberlösung, 



