283 



suchung nicht periodischer Aenderungen der Witterungsverhältnisse ist 

 durch Do ve 's Arbeiten bekannt genug; es ist daher ein sehr verdienst- 

 volles Unternehmen, dass li. Jelinek diese Mittel für eine so grosse 

 Zahl von Stationen berechnet hat, noch verdienstvoller, dass sie alle 

 nach der Methode der Differenzen auf einen und denselben Zeitraum 

 reducirt sind. Zur Vergleichung mit den früher von uns mitgetheilten 

 Wärmemitteln (Bd. 28, 194— 195) theilen wir auch diese 28jährigen Mittel 

 für die Stadt Wien mit; die Pentaden sind die gewöhnlichen 1 — 5^ 

 6 — 10.... Jan. -, 31. Jan. — 4. Febr., 27. — 31. Dec. 



Januar 



Februar 



März 



April 



Mai 



Juni 



— 2,05 



— 0,32 



+ 2,46 



+ 6,87 



+ 8,97 



+ 14,61 



— 1,92 



+ 0,50 



2,91 



7,61 



10,19 



15,33 



— 1,69 



0,24 



2,71 



7,i8 



12,19 



15,09 



— 1,72 



0,13 



2,66 



7,24 



12,15 



14,74 



— 0,65 



0,45 



3,95 



8,55 



12,75 



15,09 



- 0,60 



1,59 



4,75 



8,74 



13,21 



15,20 



Juli 



August 



September 



October 



November 



December 



+ 15,01 



+ i6,74 



+ 14,34 



+ 11,67 



+ 6,16 



+ 1,68 



15,76 



16,19 



13,83 



10,33 



4,71 



— 0,09 



15,31 



16,06 



12,66 



9,54 



4,29 



+ 0,51 



16,55 



16,21 



11,53 



8,83 



2,40 



-f- 0,43 



16,18 



14,87 



11,72 



8,43 



1,70 



- 0,89 



16,72 



15,51 



11,46 



7,53 



1,22 



- 1,57 



— 1,37 



lener Sitz\ 



ungsberichtt 



? 56, II, 193 



-222.) 





Schhg. 



die Reduction der Barometerstände 

 bei Gefässbaro metern mit veränderlichem Niveau. — Bei 

 diesen Barometern hat man bekanntlich ausser der Correction für die 

 Temperatur noch eine sog. Niveaucorrection anzubringen, welche sich 

 richtet nach dem Verbal tniss zwischen der Weite des Rohres und des 

 Gefässes; welche von beiden Correctionen eher anzubringen ist, ist bis 

 jetzt zweifelhaft gewesen und verschieden angegeben. Yerf. zeigt, dass 

 die Temperaturcorrection zuerst anzubringen ist, darauf die Niveaucor- 

 rection und zwar nach folgenden Formeln: 



j- _ n\+ß{t'-n)] _ e[«^_3j,(^._.i3jj und 

 l + «< 



J = J' 4- c{b'-n) 



Hier bedeutet / die unmittelbare Ablesung (in Par. L.), t die Tempe- 

 ratur der Glasröhre und der Scala, t die des Quecksilbers (Grade R.), 

 « == 0,00022523 Ausdehnungscoefficient des Quecksilbers auf 1"R. /S = 

 0,00023475 Ausdehnungscoefficient des Messings, y der des Glases; n 

 der Barometerstand bei dem keine Niveaucorrection anzubrigen ist, 

 c Verhältniss des Querschnittes des Rohres zu dem des Gefässes, e die 

 Entfernung des Nullpunktes der Scala vom Boden des Gefässes. Die 

 Formeln beziehen sich zunächst auf die Barometer von Kappeller in 

 Wien. - {Ebda Bd. 56, H 655—662.) Schbg. 



