139 
als hinreichend, denn der Feuchtigkeitszustand der Luft verändert sich unaufhör- 
lich und dadurch- ist er keiner genauen Bestimmung fähig. Um die obige Frage 
zu entscheiden, hat R. eine grosse Zahl von Versuchen unter den verschieden- 
sten Bedingungen angestellt und die Resultate mit der wahren Tension des Was- 
serdampfes, welche er durch Condensation oder mittelst der chemischen Methode 
erhielt, verglichen. Schon früher hat R durch unbestreithare Beweise dargethan, 
dass die verschiedene Bewegung der Luft einen sehr bemerkenswerthen Einfluss 
auf die Angaben des Psychrometer ausübt; je lebhafter diese ist, um so grös- 
ser ist die Differenz in den Angaben der beiden Thermometer. Hierauf nimmt 
August. keine Rücksicht und deshalb kann seine Formel nicht genau sein. ‘Ferner 
nimmt er an, dass die Kugel des feuchten Thermometers stets mit einer Luft- 
schicht umgeben sei, welche bei derselben Temperatur, wie sie das Thermome- 
ter angiebt, mit Wasserdampf gesätligt sei und sich mit einer unendlichen Ge- 
schwindigkeit erneuere, Es ist aber wahrscheinlich, dass keine dieser Voraus- 
selzungen genau richlig sei. Versuche haben jedoch gezeigt, dass, wenn das In- 
strament der. freien Luft ausgesetzt wird, die Temperaturdifferenz nur wenig 
mit der Schnelligkeit des Windes sich verändert, so lange letztere nicht grösser 
als 5 Meter in der Sekunde ist. Dieser Bedingung ist in einem Observatorium 
leicht zu genügen, wenn man das Instrument genügend schützt. An Stelle der 
obigen Formel setzt R. die allgemeinere: s=f’—A (t—t )H. Er versuchte nun, 
ob diese Formel mit genügender Genauigkeit die verschiedenen Feuchtigkeitszu- 
stärde der Luft angiebt, wenn das Instrument in jeder Versuchsreihe eine feste 
Sjelle behält und wenn man den Werth des unbestimmten Coefficienten A genü- 
gend bestimmt hat. .Ebenso suchte er zu bestimmen, ob die Formel sich be- 
währte, wenn man A für die verschiedenen localen Umstände einen constanten 
oder für jeden einen speciellen Werth beilegte., 
Aus einer grossen Zahl von äusserst sorgfältig angestellten Versuchen 
zieht R. nun folgende Schlüsse: 1. Augusts Formel kann nicht als der wahre 
Ausdruck der Thatsachen betrachtet werden, denn sie nimmt keine Rücksicht auf 
verschiedene Umstände, die einen grossen Einfluss auf dıe Angaben des Instru- 
ments ausüben. Die Temperaturen der beiden Thermometer hängen nicht allein 
ab von dem Sättigungszustande der Luft, sondern auch von der Verschiedenheit 
der Bewegung und von localen Umständen , unter denen das Instrument aufge- 
stellt ist. Die Thermometer zeigen Resultanten, welche abhängen von der Tem- 
peratur der umgebenden Luft, von der verschiedenen Wärmestrahlung der umge- 
benden Körper und für das befeuchtete Thermometer von der Verdampfungskraft, 
(vielleicht mit der Temperatur verschieden) welche die Luft unter der Tempera- 
tur, Sältigungs- und Bewegungsbedingungen, unter welchen das Instrument auf- 
gestellt ist, auf das Wasser ausübt. Giebt man dem Instrument eine schnelle 
Bewegung um eine vertikale Axe, so vermindert man zwar den Einfluss der Luft- 
bewegung und den der örtlichen Umstände, man zerstört aber dadurch die Ein- 
fachheit, welche einen Hauptverdienst des Instruments ausmacht. 
Walferdin hat vorgeschlagen sich eines einzigen Thermomelers zu be- 
dienen, dessen mit Mousselin umhüllte Kugel erst trocken ist und, nachdem die 
Temperatur der Luft bestimmt, befeuchtet wird. Hierbei befindet sich aber der 
Beobachter dem Instrument zu nahe und übt nothweudigerweise einen Einfluss 
auf den Feuchtigkeitszustand der Luft aus. Ferner, da zwischen beiden Bestim- 
mungen stets eine gewisse Zeit liegt, ist man, besonders im Freien, wo die Be- 
wegung der Luft sich unaufhörlich verändert, nicht gewiss, ob die beiden Tem- 
peraluren mit demselben Zustande der Luft übereinstimmen. Wollte man auf 
diese Art operiren, so müsste man durch eine Reihe von direkten Versuchen 
den Werth von A bestimmen. Um den Einfluss der Lufibewegung aufzuheben, 
hat Belli vorgeschlagen, das Instrument in ein Rohr einzuschliessen, das auf 
der einen Seile mit der Luft und auf der anderen mıt einem Aspirator, der bei 
jedem Versuch auf dieselbe Weise in Thätigkeit gesetzt wird, in Verbindung 
steht. Hier ist aber zu fürchten, dass die Angaben der beiden Thermometer 
durch die Veränderungen, welche die Temperatur der Luft durch diese künstli- 
che schnelle Bewegung in einer engen Böhre, in der sie auf Hindernisse stösst, 
