364 
salpetersaures Harnstoffquecksilberoxyd verwandelt, sondern auch das 
Chlor des Chlornatriums an Quecksilber gebunden worden ist. Dies 
ist jedoch nicht der Fall. Denn wenn der Harn mehr als 1 bis 1# 
Proc. Chlornatrium enthält, so wird der Ueberschuss an Normalqueck- 
silberlösung, der hinzugesetzt werden muss, um die oft schon er- 
wähnte Reaction beim Zusatz von kohlensaurem Natron zu erhalten, 
nicht grösser sein, als wenn er grade 1 bis 1Y/, Proc. davon enthält. 
Dieser Ueberschuss beträgt bei Anwendung von 10 Kubikcentimetern 
Harn, nach vielen sorgfältigen Versuchen, etwa 2 Kubikcentimeter der 
Normalquecksilberlösung oder es werden bei einem Chlornatriumge- 
halt des &arns von der bezeichneten Grösse 0,02 Grm. Harnstoff zu 
viel angezeigt. Zieht man daher für den angenommen Fall von der 
Anzahl Kubikeentimeter der verbrauchten Probeflüssigkeit zwei ab, 
so erhält man die Anzahl Kubikcentimeter derselben, welche dem 
Harnstoffgehalt des Harns nahe entspricht. Ganz genau kann die- 
ser allerdings auf diese Weise nicht gefunden werden; indessen sind 
doch die so aus verschiedenen Versuchsresultaten berechneten Werthe 
mit einander vergleichbar, so dass sie da genügen, wo es nur darauf 
ankommt, das Verhältniss des Harnstoffgehalts verschiedener Harnpro- 
ben zu ermitteln. 
Will man dagegen dıe Menge des Harnstoffs in Chlornatrium 
enthaltendem Harn genau ermitteln, so muss dieses Salz erst entfernt 
und in salpetersaures Natron umgewandelt werden, was durch eine 
Lösung von salpetersauren Silberoxyd leicht gelingt. 
Man löst zu dem Zweck 11,601 Grm, geschmolzenen chemisch 
reinen salpetersauren Silberoxyds in Wasser und verdünnt die Lösung 
bis sie 400 Kubikcentimeter beträgt. Ein Kubikcentimeter dieser Lö- 
sung enthält also 0,02901 Grm. des Silbersalzes, welche 0,01 Grm. 
Chlornatrium entsprechen. Von dieser Lösung setzt man so viel zu 
der abgemessenen, durch Barytlösung gefällten Harnprobe hinzu, dass 
alles Kochsalz zersetzt und in der Lösung doch kein Silbersalz ent- 
halten ist. Um die Menge der zuzusetzenden Lösung zu finden, selzt 
man zu einer anderen gemessenen Probe des durch Barytlösung ge- 
fällten Harns tropfenweise unier stetem Umrühren von der Normal- 
quecksilberlösung hinzu, bis die Trübung, welche dadurch entsteht, 
beim Umrühren nicht mehr verschwindet. Tritt dies ein, so ist die 
ganze Menge des Chlorgehalts des Harns in Quecksilberchlorid umge- 
wandelt. Dies Volum der verbrauchten Probeflüssigkeit giebt unmit- 
telbar das Volum der Normalsilberlösung an, welche auf dieselbe 
Menge des mit Barytlösung gefällten Harns hinzugesetzt werden muss, 
um grade das Chlornatrium vollständig zu zersetzen, 
Hat man dieses Volum der Silberlösung hinzugesetzt, so filtrirt 
man die Mischung und misst von dem Filtrat ein bestimmtes Volum 
ab, um es mit der Normalquecksilberlösung auf ihren Harnstoffgehalt 
zu untersuchen. Da man leicht berechnen kann, welchem Volum des 
Harn’s das angewendete Volum der Flüssigkeit entspricht, so lässt 
