OtiSERVAZIONl AL CIRCOLO MERIDIANO DI REPSOLD A CAPODIMOXTE T 



Le teste delle viti dei microscopi sono divise in 60 parti, e ciascuna 

 vite fa prossimamente due rivoluzioni nell'intervallo di 2' compreso fra 

 un tratto e l'altro della divisione esterna. I telarini si compongono di 

 un filo iìsso perpendicolare alla direzione del raggio del cerchio e di 

 due fili mobili, diretti secondo il raggio stesso, e distanti tra loro di 

 circa 20" : l'intervallo compreso fra questi due fili si porta ad essere 

 bisecato dal tratto del cerchio diviso, sul quale si v uole fare la lettura. 

 L'ingrandimento dei microscopi è di circa 30 diametri. I tratti del cer- 

 chio diviso non si veggono da per tutto con egual distinzione, forse 

 per non essere il piano del cerchio esattamente perpendicolare all'asse 

 di rotazione , od anche per essere la superficie , sulla quale sono 

 incisi i tratti, non perfettamente piana, ma alcun poco ondulata : in 

 ogni caso tuttavia un occhio, anche mediocremente esercitato, non tol- 

 lera nella puntata del tratto un errore di 0",5. 



Nelle osservazioni di notte un sol lume a petrolio, della intensità di 

 circa 30 candele, situato a circa 3 metri dallo strumento, serviva a illu- 

 minare il campo, ed anche, mediante un sistema di lenti e specchi, 

 tutti e quattro i microscopi. 



2. Aggiustamento a foco, e maniera di puntare. — Quando lo stru- 

 mento mi fu consegnato, e durante tutto il periodo delle osservazioni, 

 l'aggiustamento del reticolo a distanza focale appariva perfetto quanto 

 si può desiderare, cosi nelle osservazioni di notte , come in quelle di 

 giorno, tanto nelle puntate alle stelle, quanto in quelle del Nadir. Una 

 cura speciale fu messa nell'aggiustamento dell' oculare a visione : per 

 ottenere le migliori condizioni, situavo il tubo oculare in modo da ve- 

 dere nettamente un filo verticale fisso e un filo verticale mobile, quando 

 questo si fosse aA^vicinato tanto, che la striscia bianca compresa fra 

 essi fosse eguale alla grossezza dei fili stessi. Siccome nessun altro 

 adoperava lo strumento, non c'era bisogno di questa verifica se non di 

 tanto in tanto. 



Per le puntate in distanza zenitale, si teneva il filo orizzontale mo- 

 bile a una distanza di circa 7" dal filo orizzontale centrale fisso del 

 reticolo, in corrispondenza alla lettura 20^50 del micrometro. Le stelle 

 si collocavano in mezzo alla fascia formata da questi due fili, che chiamo 

 A e B. L'uso di bisecare le stelle col filo mobile mi avrebbe bensi procurato 

 il vantaggio di dirigere lo strumento in modo, che le letture dei microscopi 

 fossero sempre molto vicine a zero, ma avrelDbe reso più difficile l'os- 

 servazione, quando le stelle, culminando di giorno, sarebbero apparse 

 come puntini impercettibili. D'altra parte avrebbe reso forse meno sicura 

 la puntata al Nadir. 



