12 SULLA VITA E SULLE OPERE 



Lo strumento è nuovo ed ingegnoso , ed il prof. Lo Cicero riteneva che 

 le deviazioni dell' indice fossero proporzionali alla intensità della corrente, 

 proprietà che nel galvanometro comune si verifica solo approssimativamente 

 per piccole deviazioni. Ma dal calcolo che io ho fatto, risulta che nel galva- 

 nometro del Lo Cicero le intensità delle correnti sono proporzionali alle de- 

 viazioni moltiplicate per la loro segante trigonometrica, talché solo per an- 

 goli piccolissimi si verifica con sufficiente approssimazione la desiderata pro- 

 porzionalità alla intensità delle correnti elettriche. (1) 



Termometro a massima e minima. Nuove Effemeridi Siciliane. No- 

 vembre 1889. — È certo che il prof. Lo Cicero cavò della sua testa l'idea 

 di questo termometro, ma in realtà termometri di quella costruzione , come 

 sono quelli del Guloz e del Bellani, erano da parecchi anni in uso nei gabi- 

 netti di fisica e negli Osservatorii. 



(1) Nel galvanometro di Nobili è noto che l'intensità I della corrente può essere espressa 

 esattamente in funzione dell'angolo di deviazione S dell'ago, colla seguente forinola: 



/ := M tang 3 

 Ove M è un coefficiente da determinarsi per ciascun galvanometro. 

 Nel galvanometro del Lo Cicero la componente n del momento magnetico N, perpendi- 

 colare alla deviazione dell'ago deviato, è espressa da 



n = JV eos 3 

 dovendo questa componente equilibrare la forza di torsione T del filo d'ottone, sarà : 



T= N cos 8 

 ma la forza di torsione è proporzionale all'angolo di deviazione 8, quindi sarà : 



T = P 8 = N cos 3 

 ove P e un opportuno coefficiente: e per tanto essendo (entro certi limiti) l'intensità della 

 corrente proporzionale al momento magnetico che produce, si avrà : 



Q P 3 = 1 cos 3 

 ove Q è un coefficiente costante, e quindi 



3 



1 = R r == R 8 sec 3 



cos ò 



facendo P X Q = R- 



Sviluppando in serie il valore di 3, ed arrestandosi al 2° termine risulta : 



I=zR tang ò I 1 + -g- sen 2 3 B 



Forinola più complicata di quella del galvanometro di Nobili per la presenza del fattore 

 binomio approssimato : il che vuol dire che nello strumento del prof. Lo Cicero la legge 

 esatta che collega le deviazioni all'indice colla intensità delle correnti da misurare è meno 

 semplice di quelle del galvanometro di Nobili , ove pure solo per approssimazione le de- 

 viazioni non grandi misurano direttamente le intensità elettriche. 



