DEL CAV. PROF. QIUSEPPE LO CICERO 1 3 



Barometro differenziale, [vi.— Risulta di un tubo orizzontale con indice 

 d' acido zolforico : agli estremi sono congiunti due serbatoi l'uno con fondo 

 elastico, l'altro con fondo rigido. La pressione ettrosferica deprimendo più o 

 meno il fondo elastico sposta l'indice il quale cosi segna le variazioni della 



delia pressione atmosferica. Ma in questo strumento non sarebben utralizzati 



gli effetti delle variazioni di temperatura poiché con (pesta variando la forza 

 elastica del gas contenuto nello apparecchio, mentre da un lato il l'ondo rigido 

 resisti', poniamo, in modo assoluto, l'altro l'ondo esondo elastico cederà, e 

 variando lo capacità del corrispondente serbatoio, l'indi; ■ liquido, che gli con- 

 cede una comunicazione indiretta coll'altro serbatoio ili capacità costante v erra 

 spostato; cosicché le indicazioni dello strumento saranno complicate perchè di- 

 pendenti dalle alternative della pressione barometrica non solo, ma ancora da 

 quelle della temperatura. 



E invero da quanto mi fu riferito dal prof. Caliri che costruì quest'appa- 

 recchio, il prof. Lo Cicero cercò il modo di correggere le indicazioni del suo 

 strumento eliminando l'effetto delle variazioni della temperatura, ma pare che 

 ciò non riuscisse con sufficiente esattezza; come d'altronde era da aspettarsi 

 dalla costruzione dello strumento stesso. 



Igrometro a rarefazione. — Il prof. Lo Cicero ha pensato di determinare 

 il punto di temperatura della condensazione dell'umidità dell'aria, e quindi il 

 suo stato igrometrico , raffreddandola per mezzo della rarefazione. Forse ai 

 suoi tempi non si sapeva ancora che l'espansione adiabatica, cioè senza som- 

 ministrazione di calore, produce condensazione del vapore acqueo la quale 

 complica il fenomeno e inoltre per la variazione della pressione verrebbe alte- 

 rato il punto di condensazione, il che impedirebbe di conoscere il grado di 

 umidità dell'aria. Meglio sarebbe osservare la condensazione sulla parete esterna 

 del vaso raffreddato dalla rarefazione. Del resto anche il Lo Cicero sospettava 

 che le condizioni della condensazione entro e fuori l'apparato non fossero le 

 stesse, e diceva in una nota in fine del suo lavoro che sarebbe stato neces- 

 sario stabilirne con esperienze il rapporto. 



Nuovo apparecchio che dà la misura della forza e della velocità del 

 vento. — E una specie di doppio sifone mantenuto a livello costante, e pieno 

 d'acqua, la quale ne viene spinta fuori dalla pressione del vento che si esercita 

 contro un sacco elissoidico interposto in uno dei bracci. Il funzionare dell'ap- 

 parecchio è ingegnoso, ma è poco probabile che 1' azione del vento sul detto 

 sacco, e quindi la quantità d'acqua versata, sieno proporzionali alfa forza del 

 vento medesimo. 



Apparato che misura la forza del vento da usarsi nella navigazione. 

 — Invece di agire sull'acqua, il sacco elisssoidico solleverebbe più o meno un 

 peso, indicando cosi la forza del vento. 



