PARTE PRIMA 

 Istromenti e metodi di misura 



Gli istromenti adoperati nelle due stazioni terrestri di Acclimazione 

 e Capo-Gallo furono due Starke di 27 centim. dei quali uno apparte- 

 nente a questo Gabinetto di Geodesia , e 1' altro gentilmente prestato 

 dalla Divisione del Catasto , dietro consenso del Gen. Ferrerò , presi- 

 dente della Giunta superiore. Questi istromenti sono gemelli; cosa neces- 

 saria perchè le osservazioni reciproche e contemporanee abbiano lo 

 stesso peso. 



Per eseguire le puntate in modo rigorosamente reciproco, servirono 

 due eliotropi , sistema Bessel. Questi , in ciascuna stazione , furono 

 montati su apposito pilastrino in modo, che il centro dello specchio si 

 trovasse sul prolungamento dell' asse dei perni del cannocchiale del 

 teodolite; di maniera che la stella dell'eliotropio, vista dall'altra stazione, 

 individuava perfettamente la posizione, rispetto all'orizzonte, del centro 

 del vicino teodolite. Questo non distava dall' eliotropio più di quattro 

 metri, vale a dire che, vista dall' altra stazione , la distanza frai due 

 istromenti era poco più di un minuto d'arco; e cosi essi non solo erano 

 contemporaneamente nel campo dell'altro teodolite, ma vi si trovavano 

 vicinissimi. 



I due teodoliti , di cui il nostro è segnato col N. 339 e quello del 

 Catasto col N. 409, furono sottoposti a minuto studio per conoscere le 

 costanti strumentali e specialmente il valore della parte micrometrica 

 nei microscopi , la sensibilità delle livella , e la flessione del cannoc- 

 chiale. Delle due prime specie di ricerche si occupò l'Ing. Soler; io mi 

 occupai della flessione del teodolite 339; che quanto all' altro , non ci 

 fu tempo; e del resto, essendo istromenti gemelli, e non avendo tro- 

 vata flessione sensibile nel 339 , è probabilissimo non ve ne sia nep- 

 pure nel 409. 



Per le zenitali marine, oltre al 339, fu adoperato nel 1891 l'Univer- 

 sale Salmoiraghi di proprietà del Gabinetto di Geodesia. Non si ripor- 

 tano qui gli studi delle costanti di esso, perchè pubblicate a parte in 

 un fascicolo a cui rinviamo il lettore (1). 



Per gli elementi meteorici si adoperarono due barometri -Salleron 



(1) Venturi — Relaz. sul nuovo Universale Salmoiraghi etc., Milano, Tip. degTIny. 1W>2. 



