8 PRIME RICERCHE 



previamente campionati all'Osservatorio meteorico; e dei buoni termo- 

 metri al • 10 di grado. L'umidità si determinava con psicrometri d'August. 

 .Seguono i resoconti delle diverse ricerche istituite sugli istromenti. 



I. — Valore del passo delle viti micrometriche 



Non potendosi negli stranienti Starke adottare, per le letture micro- 

 metriche la cosidetta correzione del run , occorreva determinare con 

 precisione il valore in secondi d'una parte del tamburo. Questa deter- 

 minazione , fu pei due Starke 339 e 409 eseguita dall'Ing. Soler, leg- 

 gendo con ciascun micrometro 72 intervalli di graduazione del circolo 

 zenitale distribuiti lungo la circonferenza di 5 in 5 gradi. Ogni lettura 

 era la media di tre collimazioni. 



I micrometri hanno un passo che è la 5 a parte dell'intervallo di gra- 

 duazione : cosicché, se questi fossero uguali, e del valore di 10' esatti 

 e se l'ingrandimento fosse quale deve essere, ogni lettura a cui sopra 

 si è accennato, avrebbe dovuto essere di 300- D a meno degli errori di 

 puntata. Ora nelle tavole seguenti . L indica 1' eccesso di tali letture 

 su 300: v è lo scostamento della media, e la prima colonna, segnata I„ 

 (Indice) dà la posizione dell' intervallo letto. In fondo ad ogni tavola 

 vi è notato in secondi, il valore della parte micrometrica. 



Quanto all'Universale Salmoiraghi. ebbi i seguenti valori pei micro- 

 metri zenitali: (lì 



Microscopio I: IP vale 2", Oli ± 0" 001 



II: l* >» 2, 012 ±0 001. 



Seguono le tavole relative agli Starke. 



(1) Venturi — Belaz. sul nuovo Universale Silmoiraghi etc. Milano 1892. 



