10 SU TALUNI NUOVI STRUMENTI 



vi erano 24 divisioni, nel nostro ve ne sono solamente 11 cioè : 1 Ba- 

 rometro; 2. Termometro all'ombra; 3. Termometro al sole; 4. Actino- 

 metro; 5. Sismografo sussultorio ; 6. Sismografo ondulatorio ; 7. Igro- 

 metro ; 8. Elettrometro ; 9. Anemometro direttigrafo; 10. Anemometro 

 velocigrafo; 11. Pluviometro. 



Neil' Ufficio automatico v' è un quadrante distributore analogo , in 

 modo che, quando l'operatore muove la lancetta del quadrante inter- 

 rogatore (per esempio dal segno lai segno 2), accade contemporanea- 

 mente lo stesso nell'Ufficio automatico , ove la lancetta del quadrante 

 distributore dal segno 1 si muoverà fermandosi al segno 2. Non starò 

 qui a descrivere come ciò accade, perocché il meccanismo è lo stesso 

 di quello del telegrafo a quadrante; se non che nel nostro apparecchio 

 la lancetta del quadrante distributore , muovendosi contemporanea- 

 mente a quella dell' interrogatore , viene a mettere in comunicazione 

 il filo A con l'apparecchio indicato dalla lancetta. Cosi se la lancetta 

 del quadrante interrogatore dal N. 11 passa al N. 1 lo stesso avviene 

 nel quadrante distributore e il filo A si troverà allora in comunica- 

 zione con l'apparecchio barometrico. Se dal N. 1 si passa al N. 2, il 

 filo viene in comunicazione col termometro all' ombra e cosi via via. 

 Quando 1' apparecchio deve funzionare ossia quando si vuole interro- 

 gare uno strumento, si opera così : Si tratta per esempio di volere co- 

 noscere cosa indica il barometro. Bisogna : 1° mettere in comunicazione 

 il filo A con le pile dell'ufficio interrogatore cioè chiudere il circuito; 

 2° muovere la lancetta dal segno 11 al segno 1;3° riaprire il circuito; 

 4° leggere nel ricevitore Morse la risposta che sarà immediatamente 

 automaticamente trasmessa per mezzo della corrente responditrice, che 

 perverrà all'ufficio per mezzo dello stesso filo A. 



Nel caso sopra previsto si suppone che un solo filo unisca i due uffici, 

 quindi la risposta viene data per mezzo della corrente prodotta dalle 

 pile dell'ufficio automatico che ho chiamata corrente rkpondHrke. Però 

 sarà riieglio (specialmente se l'accesso sul luogo riesce cosi disagevole 

 da non esser possibile che ben raramente durante l'anno), che i due 

 uffici siano collegati da due fili invece che da uno solamente. Per un 

 filo A, passa la corrente interrogatrice, per l'altro B passa la corrente 

 risponditrice, la quale parte dall'ufficio interrogatore per il filo B e ri- 

 torna poi allo stesso ufficio per il filo A (quando si apre il circuito 

 della corrente interrogatrice) e arriva al ricevitore Morse segnando 

 graficamente la risposta dello strumento. In tal modo non occorre al- 

 cuna pila nell'ufficio automatico per fornire la corrente responditrice,. 

 la quale è prodotta dalle pile dello stesso ufficio interrogatore. Volendo 



