Il 



avere le segnalazioni eventuali del sismografo subito appena accaduta 

 la scossa, occorre che il circuito della corrente risponditrice si tenga 

 sempre chiuso. Allora nel quadrante interrogatore e in quello distribu- 

 tore (come si vedrà di seguito) sono soppressi gli scompartimenti rela- 

 tivi, sicché le divisioni da undici son ridotte a nove, e le indicazioni 

 del sismografo sono segnalate direttamente immediatamente all' ufficio 

 interrogatore, ove sono situati gli orologi adatti all'apparecchio. 



.Devo aggiungere che in quest'ultimo caso (cioè quando il sismografo 

 trasmette le indicazioni direttamente al ricevitore Morse senza l'inter- 

 vento del quadrante) è necessario che l'osservatore che entra nell'Uf- 

 ficio interrogatore prima di ogni altro legga le indicazioni che even- 

 tualmente si trovano trascritte sul listino di carta del ricevitore Morse, 

 quindi isoli gli orologi dal filo A e dopo fatte le varie osservazioni, 

 rimetta la comunicazione del filo A con gli orologi , se no i responsi 

 dei vari strumenti agirebbero anche sugli orologi del sismografo. 



Devo in ultimo notare che sarà bene (specialmente se i due uffici 

 sono abbastanza distanti 1' uno dall' altro) che l'azione della corrente 

 risponditrice, che ritorna, sia rinforzata da una corrente locale con 

 un sistema di relais analogo a quello usato nei telegrafi (corrente di 

 ricambio). 



Le figure 1, 2, riproducono i due quadranti interrogatore e distribu- 

 tore, di cui ho detto di sopra. 



Ufficio automatico 



Nel detto ufficio, come ho già detto si trovano : 



1. Il quadrante distributore già descritto; 



2. I vari strumenti metereologici; 



3. Un sistema di accumulatori, o di pile di lunga durata, le quali 

 vanno soppresse quando il filo di unione fra i due affici è duplo lo 

 che è preferibile. Suppongo intanto che sia un solo perchè nella de- 

 scrizione degli strumenti e del meccanismo ciò poco monta. 



Il meccanismo essenziale che determina il funzionamento del metereo- 

 grafo è in due parole il seguente. Ho già detto che come si muove la 

 lancetta del quadrante interrogatore analogamente si muove quella del 

 quadrante distributore, il quale mette in comunicazione il filo A (cioè 

 la corrente interrogatrice) con lo strumento interrogato. Infatti la cor- 

 rente suddetta arriva all'asse della lancetta del quadrante distributore 

 e da questa passa ad una laminetta di ottone situata nel mezzo di cia- 

 scuna divisione e dalla laminetta allo strumento relativo. Ciò avviene 



