FISICI E METEREOLOGICI, ECC. 15 



naturalmente il circuito del filo A. La corrente arriva all'ufficio auto- 

 matico, fa muovere la lancetta del quadrante distributore (fig. 2) di una 

 divisione omonima; contemporaneamente a ciò (per 1' attrazione della 

 armatura stessa dell'elettro calamita che fa muovere la lancetta) si chiu- 

 derà il circuito fra il filo A e 1' asse della lancetta dello stesso qua- 

 drante. L'elettricità passerà per la lancetta alla laminetta di rame della 

 divisione prima (per mezzo della molla a strofinio di cui ho già detto) 

 e .dalla laminetta passerà alla lancetta del quadrante risponditore del 

 barometro (fig. 3). Supponghiamo che questo sia diviso in sei gradi e 

 che la lancetta si trovi nel secondo spazio. L'elettricità passerà per 

 l'appendice a molla C (fig. 3) alla laminetta K L e da questa alla elet- 

 tro calamita A A sezione seconda (fig. 4). La leva L L annessa alla 

 armatura si abbasserà da un lato e si solleverà dall'altro tirando il filo 

 SS (fig. 5), il quale solleverà più o meno la leva R (fig. 6), diedi poi 

 abbassandosi (quando dall'ufficio interrogatore sarà aperto il circuito 

 e cesserà quindi la corrente interrogatrice), farà girare la grande ruota 

 (fig. 6) sufficientemente per far girare la lancetta del quadrante tra- 

 smissore (fig. 7) di due gradi. Cosi, supposto che si trovasse sulla divi- 

 sione VI, passerà sulla divisione II (fig. 7). Ora in ciò fare siccome 

 essa è in relazione con la corrente risponditrice , questa passerà due 

 volte nel filo A, perchè la molla della lancetta striscerà sulle due la- 

 minette R interposte fra i gradi e si fermerà nel mezzo del settore ove 

 non vi è alcuna lamina cioè fuori contatto. La corrente risponditrice 

 arriverà cosi per mezzo dello stesso filo A all' ufficio risponditore se- 

 gnando due piccoli tratti nella carta del ricevitore Morse, nella quale 

 il telegrafista leggerà quindi i gradi del barometro che saranno tanti 

 quante le barrette segnate dal ricevitore Morse. 



/ elicersi strumenti. Dirò ora singolarmente dei vari strumenti, a ta- 

 luni dei quali ho fatto delle importanti modificazioni. 



1. Barometro. È un aneroide di grande dimensione di una buona 

 fabbrica come quella di Naudet, di Trouth e Simms, di Ducretet o di 

 Negretti e Zambra ovvero un barometro a mercurio a quadrante, si- 

 stema Hooke (nel quale all'asse della lancetta è attaccata una piccola 

 puleggia, per cui scorre un filo che da un'estremità sostiene un piccolo 

 peso e dall'altro un piccolo galleggiante di un peso un pochino maggiore 

 di quello e sostenuto dal mercurio della vaschetta del barometro che è 

 a sifone). 



Il barometro a mercurio suddetto è meno portatile e deve regolarsi 

 esattamente a posto. L' aneroide è preferibile. La graduazione del 

 quadrante di questo strumento consta di 60 divisioni , potendo esso 



