16 SU TALUNI NUOVI STRUMENTI 



indicare una differenza massima di 60 millimetri. Per semplificare si 

 possono scrivere i gradi di due in due, nel qual caso le divisioni si ri- 

 durrebbero a 30. È evidente che la graduazione più bassa del baro- 

 metro deve indicare l'infima pressione locale, la quale vàrierà secondo 

 la altezza e la latitudine del sito ove sarà collocato. Infatti natural- 

 mente quanto maggiore è l'altezza, tanto più basso sarà il minimum 

 che potrà toccare Ja lancetta. Cosi, anche la latitudine influisce : men- 

 tre all'equatore la media è di 758 mm a Parigi la media è di 756 mm . 

 In generale da noi si calcola la media 76Q mm . Anche l'ampiezza delle va- 

 riazioni è minore quanto più ci si avvicina all' equatore, ove ordina- 

 riamente non supera 6 mm mentre è 30""" al Tropico del Cancro e 40 mm 

 in Francia. Da ciò consegue che un barometro destinato ad un' altra 

 vicina all'equatore può avere un minor numero di gradi sul quadrante, 

 cioè indicare una minore variazione, per lo che l'apparecchio sarebbe 

 molto semplificato. Generalmente la differenza massima segnata nei ba- 

 rometri di uso comune è di 60 m "'. 



2. Termometro all'ombra. E un' applicazione di quello di Breguet , il 

 quale consta di una spirale di platino oro e argento, alla cui estremità 

 vien collocato un indice. Nel nostro l'estremità risponde colla lancetta 

 del quadrante. Come pel barometro, la graduazione del quadrante del 

 termometro dee essere in relazione con le condizioni locali ; per dir 

 meglio la lancetta, nella percorrenza dell' intero quadrante , dee se- 

 gnare le massime differenze dell'ambiente in cui si trova. 



3. Termometro al sole. Lo stesso strumento , però situato alla parte 

 esterna del fabbricato allo scoperto. 



4. Actinografo. Un altro termometro simile ai due precedenti, però 

 con il cristallo dalla campana annerito in modo da non lasciare affatto 

 passare alcun raggio di sole, è situato pure alla parte esterna del 

 fabbricato. Dalla differenza delP uno e 1' altro facilmente si ricava la 

 forza calorifica dei raggi solari. 



5. Sismografo sussaltorio. Si può benissimo adottare quello a spirale 

 di Palmieri con la seguente modificazione : nel suddetto vi sono due oro- 

 logi , uno che segna l'ora precisa incili accade il terremoto, l'altro la 

 durata di esso. Si colloca invece un solo orologio, il quale è caricato 

 e fermo. Addippiù il detto orologio è a minuto, cioè la graduazione del 

 quadrante e il movimento è per minuti secondi in modo che 1' intera 

 rivoluzione si compie in un minuto primo. Il movimento della spirale 

 fa chiudere il circuito della corrente risponditrice , la quale mette in 

 moto l'orologio per 1' attrazione di un- elettro calamita. Ritornata la 

 calma e riapertosi il circuito, l'armatura distaccandosi dalla elettro ca- 



