FISICI E METEREOLOGICI, ECC. 17 



lanuta, l'orologio si arresta. La carica di questo può bastare per lun- 

 ghi mesi, perocché è evidente che il movimento della lancetta durante 

 l'intero anno è sempre limitatissimo. Il cambiamento della posizione 

 della lancetta del quadrante viene trasmesso all' ufficio interrogatore 

 come per gli altri .strumenti. Così, quando si moverà il manubrio del 

 quadrante interrogatore dalla divisione 4 alla divisione 5, la corrente 

 interrogatrice agirà sullo strumento e quindi la corrente risponditrice 

 segnerà nel ricevitore Morse i minuti primi indicati dalla lancetta del 

 quadrante dell'orologio del sismografo, cioè la durata dell'oscillazione 

 accaduta. È evidente che a tal uopo l'impiegato telegrafista deve tener 

 notato in un taccuino la posizione della lancetta , cioè il sito segnato 

 da questa nell'ultima osservazione. 



In tal modo non si conosce l'ora precisa della scossa; però eseguen- 

 dosi due o tre osservazioni durante il giorno, ossia mandando la cor- 

 rente interrogatrice due o tre volte il giorno all'ufficio automatico, si 

 viene a conoscere con approssimazione l'ora in cui avvenne la scossa. 



Se si vuole invece conoscerla con esattezza e immediatamente, al- 

 lora si sopprime dal quadrante interrogatore e da quello distributore il 

 numero destinato al sismografo sussultorio e si sopprime pure l'orolo- 

 gio dell'ufficio automatico. Invece si collocano due orologi nell'ufficio 

 interrogatore in modo analogo a quello usato da Palmieri , però con 

 questa differenza che nel nostro caso gli orologi sono situati a distanza. 

 L'effetto della corrente è rinforzata dalle pile locali dell' ufficio inter- 

 rogatore coli' usuale « relais». Cosi, appena accade la scossa, arrivala 

 corrente risponditrice all'ufficio interrogatore arrestando uno dei due 

 orologi e mettendo in moto 1' altro. In tal caso però, verificandosi lo 

 stesso tanto pel sismografo sussultorio che l'ondulatorio, non si verrebbe 

 a conoscere punto se è accaduta una oscillazione nell'uno o nell'altro 

 senso. Per ovviare a tale inconveniente vi è un sistema indicatore gra- 

 fico semplicissimo. Quando oscillando la spirale si chiude il circuito 

 della corrente risponditrice cioè passa questa dal filo B (ovvero dalle 

 pile locali se vi è un sol filo) nel filo A , contemporaneamente viene 

 essa ad agire sopra un'elettro calamita dello stesso ufficio automatico, 

 la quale attira la relativa armatura. Quando cessa la corrente questa 

 ricade e per un meccanismo analogo a quello descritto nel paragrafo 

 « Meccanismo speciale dei singoli strumenti » segnerà una linea nera 

 nel ricevitore Morse cioè richiuderà il circuito per un breve tempo. 

 Cosi, se l'osservatore, andando all'ufficio interrogatore, troverà che gli 

 orologi indicheranno esser accaduta una scossa nell'ufficio automatico, 

 occorre ch'egli guardi sul ricevitore Morse se vi è alcuna traccia, nel 



5 



