FISICI E METEKEOLOGICI, ECC. 19 



rilievo mediano i due punti che indicano le estremità del filo conduttore 

 non si vedono gli spazietti neri di prospetto a ciascun settore indicano 

 gli avvallamenti che permettono il passaggio del mercurio nel caso di 

 movimento. La fig. 9 rappresenta lo strumento visto di fianco di sghembo. 



Si può benissimo adottare il Sismografo cumulativo da me inventato, 

 di cui ho fatto sopra menzione e che descriverò in un apposito para- 

 grafo, ovvero qualche altro sismografo; attualmente in Italia se ne tro- 

 'vano di svariatissima foggia. 



Igrometro. — Va costruito col sistema di Monnier, di cui la casa Dii- 

 trochet di Parigi ha fatto delle utili applicazioni. Ha un diametro di 12 

 centimetri. Il capello è bislungo e ravvolto a spirale e dà buoni risul- 

 tati. L'indice dell'igrometro gira attorno a un quadrante , i cui gradi 

 sono trasmessi all'ufficio interrogatore nella stessa guisa di quelli del 

 barometro, cioè con lo stesso meccanismo. 



Si può anche adottare e forse meglio quello di Baudin costruito dalla 

 stessa casa, il quale consiste in uno stilo di avorio, il cui allungamento 

 o la cui contrazione si ripercote su di un singolo bilanciere e quindi 

 è indicata da un indice che gira attorno a un quadrante. 



Anche l'antico igroscopio di Bellani (che consistea in una fettuccia 

 di tunica villosa di budello di bue, tesa e fissa ad un'estremità e dal- 

 l'altra legata ad un filo, il quale si ravvolgea attorno all'asse di una 

 lancetta e quindi si terminava in una sottile molla spirale) può benis- 

 simo adattarsi. 



Si può anche , io credo , servirsi di una sostanza deliquescente nel 

 modo seguente : Si sospende ad una bilancia a molla (il cui indice giri 

 attorno a un quadrante) un piccolo vaso colmo a metà di una sostanza 

 deliquescente come la calce, la soda, la potassa , il sale comune , ov- 

 vero meglio il muriate di soda. Tali sostanze assorbiranno maggiore 

 o minore quantità di vapore acqueo e quindi saranno più o meno pe- 

 santi a secondo dello stato igrometrico dell'aria; quanto più secca sarà 

 questa, tanto maggiore sarà l'evaporazione dell'acqua assorbita e perciò 

 tanto più scemerà il peso. I gradi della bilancia sarebbero trasmessi 

 all'ufficio interrogatore nel solito modo. 



Degli apparecchi sopra notati, io credo però, sia il più pratico quello 

 di Saussure modificato da Perrier. Sono tutti però igroscopi piuttosto che 

 igrometri. Evidentemente riesce impossibile adattare al nostro sistema 

 quelli del tipo di Danieli, che nell' uso comune sono cosi comodi, ma però 

 si può adoperare qualche igrometro a raffreddamento cioè qualche psi- 

 crometro. In tal caso io consiglierei di usare il metodo seguente : Si 

 cosparge la spirale di un termometro metallico molto sensibile (come 



