20 SU TALUNI NUOVI STRUMENTI 



quello da me sopra citato nel paragrafo relativo) di una vernice che 

 garantisca il metallo dall'esser attaccato: si riveste detta spirale di una 

 leggera mussola di cui qualche filo si fa pescare in un recipiente ove 

 si trovi qualche sostanza deliquescente. Quest' ultima evidentemente, 

 assorbendo 1" umidità atmosferica, sarà immersa in uno strato di acqua 

 che per la capillarità salirà a inumidire la mussola, d'onde poi evapo- 

 rando produrrà un leggero abbassamento di temperatura proporzionale 

 al variare dello stato igrometrico dell'aria. Ho ricorso a questo espe- 

 diente, perchè, se si trattasse di un sito ove l'accesso non fosse tanto 

 diffìcile, si potrebbe benissimo adoperare un grande recipiente d'acqua 

 chiuso da tutti i lati (per ritardare 1' evaporazione) e con un solo fo- 

 rellino nella parete superiore . attraverso il quale si farebbe passare 

 il sottile fascio di fili che per la capillarità dovrebbe condurre l'acqua 

 alla mussola. Questo metodo in molti casi credo sia preferibile, perchè 

 con esso si ovviano a molti inconvenienti. 



Se si voglia adoperare quest'ultimo sistema (cioè l'acqua pura) an- 

 che in rifugi ove non si possa accedere che rarissime volte durante 

 l'anno, si può benissimo farlo ; però bisogna che i fili non peschino 

 sempre nell'acqua, ma solo quando si voglia interrogare lo strumento, 

 mentre invece durante il giorno rimangano essi sospesi e il foro tu- 

 rato e ciò per impedire l'evaporazione. In tal caso però bisogna fare 

 agire per un certo tempo la corrente iuterrogatrice (la quale fa pescare 

 i fili nell'acquai pria di aprire il circuito e aspettare la risposta della 

 corrente risponditrice. e ciò per dar tempo che 1' acqua ascenda sino 

 alla mussola e produca il raffreddamento. 



Addippiù se si vuole aggiungere un ventilatore come quello composto 

 dal professore G. Cantoni o anche a soffietto sarà ancor meglio e lo stru- 

 mento darà più rapidi ed esatti risultati. In tal caso il ventilatore sarebbe 

 messo in moto dalla corrente interrogatrice e agirebbe solo durante il 

 passaggio di questa. 



8. Elettrometro. — È un meccanismo affatto nuovo : il modo come il 

 conduttore si carica dell' elettricità dell' atmosfera è affatto diverso di 

 quello generalmente usato. Ordinariamente, quando si vuole fare una 

 osservazione , occorre sollevare il collettore su nell' atmosfera. Xel 

 nostro apparecchio il collettore consta di una leggiera elica di ottone, 

 la quale mossa dal vento gira attorno al suo asse. È munita di isola- 

 tore e prende 1' elettricità dall' aria che si rinnova per il vento. Per 

 rendere più sensibile lo strumento, ossia per aumentare la carica elet- 

 trica . conviene invece di una sola elica metterne parecchie situate 

 verticalmente 1' una all' altra. Il conduttore, che sostiene l'elica io le 



