22 SU TALUNI NUOVI STRUMENTI 



con essa. L' asse è munito di un indice che gira attorno a un qua- 

 drante graduato a guisa di lancetta. La trasmissione della risposta 

 grafica si verifica nel modo stesso che pel barometro etc. La gradua- 

 zione è in 8, cioè i quattro punti cardinali e i quattro intermedi che 

 costituiscono altrettanti settori. Devo avvertire che per diminuire lo 

 strido, la banderuola non gira sempre, ma resta libera solamente quando 

 arriva la corrente interrogatrice e durante il passaggio di quest'ultima, 

 come avviene per l'elica dell'elettrometro. 



10. Anemometro velocìgrafo. — Questo strumento indica la velocità del 

 vento. Consta di un mulinello con quattro calotte di ottone non molto 

 dissimile di quello del D. Robinson e adottato da Secchi pel suo me- 

 tereografo, però con varie modificazioni. La rota sotto l'asse del muli- 

 nello s'ingrana in un sistema di rote ritardatane, l'ultima delle quali 

 fa girare una lancetta su un quadrante graduato, in modo che due giri 

 del mulinello corrispondano a un grado. 



Or siccome pel continuo attrito il meccanismo facilmente si sciupe- 

 rebbe , il mulinello non gira se non quando arriva la corrente inter- 

 rogatrice, la quale fa attirare un'armatura da un'elettrocalamita come 

 nell'elettrometro e nell'anemometro direttigrafo. Agendo la corrente, il 

 mulinello resta in libertà e durante il tempo del passaggio della cor- 

 rente la lancetta del quadrante si muoverà a seconda dei giri fatti dal 

 mulinello. Siccome si calcola che un giro del mulinello indica un per- 

 corso di 10 metri, e siccome ogni grado corrisponde a due rivoluzioni, 

 essendo la graduazione di 30 gradi, l'intera rivoluzione della lancetta 

 indicherà un percorso di 600 metri. Vi sono però differenti valutazioni 

 che accennerò di seguito. 



.Siccome per arrestare il mulinello occorre un meccanismo speciale, 

 il quale risponda bone allo scopo, senza un soverchio accrescimento di 

 solidità, che per 1' inerzia renderebbe meno sensibile lo strumento, e 

 siccome ciò è difficile ottenersi, si può anche combinare che il muli- 

 nello giri sempre liberamente, ma che la vite perpetua sottostante ad 

 esso non ingrani nell'apparecchio, se non quiindo arriverà la corrente, 

 e solo durante il passaggio di essa. Tale sistema si può anche adottare 

 per l'elettrometro. 



Ciò posto, l'osservatore, quando chiude il circuito (cioè subito dopo che 

 fa agire la corrente interrogatrice), guarda contemporaneamente l'orolo- 

 gio, la lascia agire supponghiamo per 30 secondi ovvero per un intero 

 minuto primo, quindi apre il circuito; la risposta, che è trasmessa al 

 ricevitore Morse, indicherà lo spostamento della lancetta cioè la velo- 

 cità del vento. Infatti la trasmissione della riposto dall'indice del qua- 

 drante accade come già si è detto automaticamente. 



