FISICa E METERE0L0G1CI, ECC. 23 



Questo sistema è il preferibile nei siti di molto diffìcile accesso du- 

 rante molti mesi, e nei quali si può solo andarvi a rarissimi intervalli; 

 perocché in tal guisa, rimanendo 1' apparecchio annesso al mulinello 

 termo, e non muovendosi che quando arriva la corrente, l'apparecchio 

 più difficilmente si sciupa. Nei siti però ove l'accesso è meno diffìcile 

 e quindi minor sacrifizio costerebbe la riparazione dello strumento, si può 

 lasciare sempre in libertà, cioè disporlo in modo che non resti punto 

 fermo quando cessa la corrente interrogatriee. Occorre allora però che 

 il movimento della lancetta sia assai ritardato in modo che un grado 

 corrisponda a mille rivoluzioni del mulinello. Interrogando lo stru- 

 mento dopo tre quattro ore, si può cosi conoscere la percorrenza del 

 vento durante tal lasso di tempo. 



Invece del mulinello di Robinson , si può adottare il mulinello di 

 Richard (Anemometro) che ha su quello di Robinson taluni vantaggi. 

 Esso infatti non presenta gli inconvenienti di quest'ultimo, e segna un 

 perfezionamento notevole. È formato di sei alette di alluminio con 

 un'inclinazioue di 45° e non pesa che 150 grammi. GÌ' inconvenienti 

 che presenta il mulinello di Robinson sono questi : 1° non tutti i mu- 

 linelli sono regolati nello stesso modo, ciascuno ha un coefficiente pro- 

 prio; generalmente si ammettea che la loro indicazione equivalesse a 

 tre volte il cammino percorso da una delle calotte , ma i lavori di 

 Whipple e di Dines la fanno equivalere a 2, 15 il quale valore non 

 è neppure rigorosamente costante: per lo più in pratica si calcola una 

 cifra interposta tra 2 , 4 e 3 cioè alquanto superiore a quella testé 

 citata: 2 J il peso, e quindi l'inerzia di esso, fanno si che è poco sen- 

 sibile ai venti molto deboli e al cessare di una raffica turbinosa non 

 rallenta subito la sua corsa, ma continua per un certo tempo per l'im- 

 pulso ricevuto. Però tali difetti non sono poi molto marcati e atteso la 

 maggiore solidità di quello di Robinson e l'uso più generale, nel nostro 

 caso è desso preferibile. Ad ogni modo qualunque molinello si voglia 

 adottare, l'apparecchio trasmissore agisce nello stesso modo. 



In talune stazioni metereologiche della Svizzera , di Prussia e di 

 Germania sino a pochi anni addietro era tenuto molto in pregio un 

 anemometro inventato dal signor Wild direttore dell'osservatorio fisico 

 di Pietroburgo. Esso consiste essenzialmente in una lamina girevole 

 dal basso in alto attorno a un asse orizzontale, che gira con l'asta del- 

 l'anemometro disponendosi di faccia al vento. Or questo esercita evi- 

 dentemente pressione sulla lamina e tende a farla sollevare in alto 

 più o meno a secondo della sua intensità, sicché si può ben giudicarne 

 guardando lo spostamento della lamina lungo un arco graduato. Ciò 



