24 SU TALUNI NUOVI STRUMENTI 



premesso per mezzo del calcolo, e per meglio dire, per mezzo di una 

 formola, conosciuto tale spostamento , con faciltà si ricava la velocità 

 e intensità del vento. Ora se si voglia adottare un simile anemometro 

 invece del mulinello , lo si può benissimo ancora facendo trasmettere 

 lo spostamento angolare della lamina su un quadrante simile a quello 

 di sopra descritto. Non descriverò tale sistema di trasmissione perchè 

 facilmente si può concepirlo e perchè in generale tal sistema mi pare 

 meno esatto di quello a mulinello. Però in certi dati siti è forse più 

 adatto di quello, specialmente dove il vento, essendo molto turbinoso e 

 continuo, sfriderebbe facilmente l'asse di rotazione del mulinello. Tale 

 anemometro, come ho detto, non misura la velocità ma l'intensità dina- 

 mica del vento. Però conosciuta l'una è facile ricavare l'altra col cal- 

 colo; infatti si è trovato esperimentalmente che la pressione esercitata 

 dal vento è proporzionale al quadrato della velocità. 



Oltre dell' apparecchio di Wild altri strumenti analoghi sono stati 

 proposti da Hooker, Osler Cator e Lind. Quello di quest'ultimo però è 

 alquanto diverso, perchè per misurare la forza di pressione dell'aria 

 si avvale del tubo di Pitot, che è uno strumento consistente in un tubo 

 a sifone, nel quale 1' acqua s' innalza in alto proporzionatamente alla 

 pressione ricevuta. 



1 1 . Pluviometro. — È un pluviometro ordinario ma di grandi dimen- 

 sioni. Lascia colare l'acqua per mezzo di un tubo su di un bilanciere 

 idraulico della stessa forma di quello del metereografo di Secchi, però 

 con un meccanismo differente. Quando esso cade, una lancetta dall'ap- 

 parecchio contatore annesso, segna un grado su un apposito quadrante, 

 al quale è unito un apparecchio di trasmissione simile a quello degli 

 altri strumenti. 



Se il metereografo è destinato ad un sito ove la neve suole fermarci 

 durante tutto l'anno, allora il congegno deve essere diverso; perocché la 

 neve appiccicandosi alle pareti non cola giù tanto facilmente. In certi 

 casi può esser sufficiente mutare la forma del vaso superiore in quella di 

 un altro ad imbuto con un angolo abbastanza acuto. Però generalmente 

 conviene adottare un altro sistema. Si colloca un recipiente circolare 

 con un diametro di almeno un metro e con le sponde alte altrettanto, 

 nel cui fondo vi è qualche piccolo forellino pel gocciolio dell' acqua , 

 prodotta dal disciogliersi della neve. Questa ultima si ferma e accu- 

 mula nel recipiente, il cui peso naturalmente aumenterà proporziona- 

 tamente. Ora il suo sostegno è in relazione con un manometro o per 

 meglio dire con una bilancia a molla, il cui indice gira attorno a un 

 quadrante provvisto dello stesso sistema di trasmissione descritto supe- 



